BODE BATCH - REPORT COMPLETO
============================================================
Titolo prova             : Bode: partitore 10k-100pF
Base nomi file           : Bode- partitore 10k-100pF
Tabella batch            : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\associazione_bode100pF_10k.csv
File LTspice             : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\bode-100pf-10k.txt
Numero cicli             : 0 (0 = tutto il file)
Fit armonico CSV         : ON
Numero armoniche fit     : 3 (fondamentale inclusa)
Convenzione              : CH1=VSENSE, CH2=VOUT, H=CH2/CH1
Diagnostica clipping     : GLOBALE, fase + mediana molti cicli
Bin di fase              : 180
Zona estremi             : |fondamentale normalizzata| >= 0.85
Coerenza minima regione  : 75.0 %
RMS coerente minimo      : 0.50 % di Vpk
Soglia clipping warning  : 2.00 % di Vpk fondamentale
Soglia clipping alta     : 5.00 % di Vpk fondamentale


DETTAGLIO ANALISI CSV
============================================================


------------------------------------------------------------
PUNTO 1/30 - 10kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\001_10kHz_A.csv
Frequenza               : 10000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 12.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0511285538 Vpk   (0.102257108 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.00281445672 Vpk   (0.00562891344 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000254818431 Vpk   (-46.05 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000258871289 Vpk   (-20.73 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000205390191 Vpk   (-47.92 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000145081181 Vpk   (-25.76 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.640128 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 10.543915 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000069 V   (-0.069 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.835 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.578 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.578 %   lato: positivo   coerenza: 81.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000041 V   (-0.041 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 10.270 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 5.361 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 3.1 %
CH2 indice clipping     : 5.361 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00185036163 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00196712472 V
Offset CH1              : -0.00106181067 V
Offset CH2              : 0.00148702933 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.0550466718
Modulo CH2 / CH1        : -25.1854 dB
Fase CH2 - CH1          : -73.7676 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\001_10kHz_B.csv
Frequenza               : 10000 Hz
Incremento temporale    : 8e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.002399992 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0485396635 Vpk   (0.097079327 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.00511091171 Vpk   (0.0102218234 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000426534674 Vpk   (-41.12 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000341954988 Vpk   (-23.49 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000154196665 Vpk   (-49.96 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000138542199 Vpk   (-31.34 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.934392 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 7.218950 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000043 V   (+0.043 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.993 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 0.546 %   coerenza regione 78.1 %
CH1 indice clipping     : 0.546 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000058 V   (+0.058 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 9.462 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 compressione lato - : 13.302 %   coerenza regione 100.0 %
CH2 indice clipping     : 13.302 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH2 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00216209362 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00218220633 V
Offset CH1              : -0.000396258667 V
Offset CH2              : 0.001174128 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.105293514
Modulo CH2 / CH1        : -19.5520 dB
Fase CH2 - CH1          : -100.3416 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 2/30 - 20kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\002_20kHz_A.csv
Frequenza               : 20000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.095132424 Vpk   (0.190264848 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0110567935 Vpk   (0.0221135869 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.00105999802 Vpk   (-39.06 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00140336943 Vpk   (-17.93 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.55335421e-05 Vpk   (-64.68 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000236404342 Vpk   (-33.40 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.115762 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 12.871199 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000076 V   (-0.076 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.234 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.331 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.331 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000028 V   (+0.028 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 9.170 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 11.586 %   coerenza regione 100.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH2 indice clipping     : 11.586 %   lato: positivo   coerenza: 100.0 %
CH2 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00228073481 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00221146091 V
Offset CH1              : -0.00150015333 V
Offset CH2              : 0.00102641733 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.116225289
Modulo CH2 / CH1        : -18.6940 dB
Fase CH2 - CH1          : -77.0610 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\002_20kHz_B.csv
Frequenza               : 20000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0859963507 Vpk   (0.171992701 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0193248076 Vpk   (0.0386496152 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.0021871721 Vpk   (-31.89 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000730121668 Vpk   (-28.45 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000471428111 Vpk   (-45.22 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000318347017 Vpk   (-35.66 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 2.601740 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 4.121678 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000248 V   (+0.248 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.221 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 compressione lato - : 2.552 %   coerenza regione 96.9 %
CH1 indice clipping     : 2.552 %   lato: negativo   coerenza: 96.9 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: +0.000031 V   (+0.031 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 3.215 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 2.123 %   coerenza regione 93.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 9.4 %
CH2 indice clipping     : 2.123 %   lato: positivo   coerenza: 93.8 %
CH2 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00256711394 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00254504599 V
Offset CH1              : -0.00133021333 V
Offset CH2              : -0.000281234667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.224716601
Modulo CH2 / CH1        : -12.9673 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.9439 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 3/30 - 30kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\003_30kHz_A.csv
Frequenza               : 30000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 36.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0912001172 Vpk   (0.182400234 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0170729564 Vpk   (0.0341459128 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.00057867091 Vpk   (-43.95 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00124270763 Vpk   (-22.76 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000137215154 Vpk   (-56.45 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.65510319e-05 Vpk   (-48.18 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.652101 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 7.289238 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000065 V   (-0.065 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.044 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000015 V   (+0.015 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 5.383 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 5.456 %   coerenza regione 96.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH2 indice clipping     : 5.456 %   lato: positivo   coerenza: 96.9 %
CH2 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00241413975 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0022385956 V
Offset CH1              : -0.00214974667 V
Offset CH2              : 0.00114013733 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.187203229
Modulo CH2 / CH1        : -14.5537 dB
Fase CH2 - CH1          : -78.8291 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\003_30kHz_B.csv
Frequenza               : 30000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 36.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0782707308 Vpk   (0.156541462 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0259829976 Vpk   (0.0519659953 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.00174249401 Vpk   (-33.05 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000704834163 Vpk   (-31.33 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000212913996 Vpk   (-51.31 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000204727996 Vpk   (-42.07 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 2.242797 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 2.824790 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000142 V   (+0.142 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.984 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 9.4 %
CH1 compressione lato - : 1.388 %   coerenza regione 87.5 %
CH1 indice clipping     : 1.388 %   lato: negativo   coerenza: 87.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000040 V   (-0.040 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 2.168 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.491 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH2 indice clipping     : 0.491 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225531158 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00205409092 V
Offset CH1              : -0.000970066667 V
Offset CH2              : -0.000554944 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.331963141
Modulo CH2 / CH1        : -9.5782 dB
Fase CH2 - CH1          : -104.3241 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 4/30 - 50kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\004_50kHz_A.csv
Frequenza               : 50000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 60.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0930420124 Vpk   (0.186084025 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.031124839 Vpk   (0.062249678 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000459042307 Vpk   (-46.14 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000927818416 Vpk   (-30.51 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.09391728e-05 Vpk   (-60.20 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000137780382 Vpk   (-47.08 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.502959 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 3.013647 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000007 V   (-0.007 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.004 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.512 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 indice clipping     : 0.512 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000096 V   (+0.096 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 2.638 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 2.732 %   coerenza regione 100.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 3.1 %
CH2 indice clipping     : 2.732 %   lato: positivo   coerenza: 100.0 %
CH2 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00241633041 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00235899888 V
Offset CH1              : -0.00229166667 V
Offset CH2              : -0.000734573333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.334524568
Modulo CH2 / CH1        : -9.5114 dB
Fase CH2 - CH1          : -80.6700 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\004_50kHz_B.csv
Frequenza               : 50000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 60.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0715841561 Vpk   (0.143168312 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.038424708 Vpk   (0.0768494161 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.00107023659 Vpk   (-36.51 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000663198263 Vpk   (-35.26 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000123678916 Vpk   (-55.25 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000176807102 Vpk   (-46.74 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.505025 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.786251 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000071 V   (+0.071 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.707 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 0.810 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 indice clipping     : 0.810 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000123 V   (-0.123 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.518 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.035 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 0.035 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00236319757 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002174839 V
Offset CH1              : -0.00122812667 V
Offset CH2              : -0.00141520267 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.536776713
Modulo CH2 / CH1        : -5.4041 dB
Fase CH2 - CH1          : -109.9448 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 5/30 - 80kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\005_80kHz_A.csv
Frequenza               : 80000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 96.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0709990707 Vpk   (0.141998141 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0385004147 Vpk   (0.0770008293 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000269951568 Vpk   (-48.40 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000411339487 Vpk   (-39.43 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000175365731 Vpk   (-52.15 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.99529082e-05 Vpk   (-56.15 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.453402 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.079691 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000075 V   (+0.075 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.110 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.825 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 compressione lato - : 0.062 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 0.825 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000067 V   (+0.067 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.243 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 1.188 %   coerenza regione 87.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH2 indice clipping     : 1.188 %   lato: positivo   coerenza: 87.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00247181002 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00248806529 V
Offset CH1              : -0.00180404 V
Offset CH2              : -0.000163338667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.542266459
Modulo CH2 / CH1        : -5.3157 dB
Fase CH2 - CH1          : -82.8885 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\005_80kHz_B.csv
Frequenza               : 80000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 96.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0475538913 Vpk   (0.0951077826 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.041128508 Vpk   (0.082257016 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000321115392 Vpk   (-43.41 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000304315688 Vpk   (-42.62 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.59494726e-05 Vpk   (-69.49 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.70056811e-05 Vpk   (-57.16 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.676099 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.752784 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000015 V   (-0.015 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.864 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.616 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 0.616 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000069 V   (+0.069 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.021 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.015 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.202 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.202 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00242109785 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0024061476 V
Offset CH1              : -0.000766728 V
Offset CH2              : -0.00135521867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.864882071
Modulo CH2 / CH1        : -1.2609 dB
Fase CH2 - CH1          : -117.5371 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 6/30 - 100kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\006_100kHz_A.csv
Frequenza               : 100000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 120.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0590911741 Vpk   (0.118182348 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0390519358 Vpk   (0.0781038717 Vpp)
CH1 armonica 2          : 9.21757567e-05 Vpk   (-56.14 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000251285699 Vpk   (-43.83 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.62886529e-05 Vpk   (-71.19 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.37113992e-05 Vpk   (-61.28 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.158406 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.649230 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000036 V   (-0.036 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.617 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.106 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 indice clipping     : 0.106 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000056 V   (-0.056 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.049 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.367 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH2 indice clipping     : 0.367 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00208600368 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00225572845 V
Offset CH1              : -0.000979608 V
Offset CH2              : 7.61066667e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.660875951
Modulo CH2 / CH1        : -3.5976 dB
Fase CH2 - CH1          : -83.5617 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\006_100kHz_B.csv
Frequenza               : 100000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 120.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0357852664 Vpk   (0.0715705329 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0398546904 Vpk   (0.0797093808 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000142765646 Vpk   (-47.98 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000175234661 Vpk   (-47.14 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.55911226e-06 Vpk   (-71.47 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.63647316e-05 Vpk   (-67.73 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.399844 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.441597 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000120 V   (+0.120 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.041 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 compressione lato - : 0.168 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 0.168 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000025 V   (-0.025 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.942 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.596 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.007 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.596 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00204148016 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213100367 V
Offset CH1              : 2.06693333e-05 V
Offset CH2              : -0.00117474933 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.11371786
Modulo CH2 / CH1        : 0.9355 dB
Fase CH2 - CH1          : -123.3436 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 7/30 - 120kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\007_120kHz_A.csv
Frequenza               : 120000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 144.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0497044777 Vpk   (0.0994089554 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0380295759 Vpk   (0.0760591519 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.32562682e-05 Vpk   (-57.91 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000170006422 Vpk   (-46.99 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.8246663e-06 Vpk   (-78.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.09840796e-05 Vpk   (-65.16 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.127803 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.450430 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000011 V   (+0.011 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.726 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000001 V   (+0.001 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.986 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.469 %   coerenza regione 78.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH2 indice clipping     : 0.469 %   lato: positivo   coerenza: 78.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00198799598 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00216135154 V
Offset CH1              : -0.000213917333 V
Offset CH2              : -0.000126768 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.765113682
Modulo CH2 / CH1        : -2.3255 dB
Fase CH2 - CH1          : -83.7413 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\007_120kHz_B.csv
Frequenza               : 120000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 144.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0269230364 Vpk   (0.0538460729 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0378153844 Vpk   (0.0756307688 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.04802339e-05 Vpk   (-51.64 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000115159294 Vpk   (-50.33 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.31557959e-06 Vpk   (-74.09 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.13270247e-05 Vpk   (-64.97 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.262528 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.309709 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000061 V   (+0.061 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.202 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 0.367 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 0.367 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000019 V   (+0.019 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.992 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.373 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.373 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00205720035 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00214231103 V
Offset CH1              : 0.000240728 V
Offset CH2              : -0.000804952 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.40457353
Modulo CH2 / CH1        : 2.9509 dB
Fase CH2 - CH1          : -129.9044 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 8/30 - 140kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\008_140kHz_A.csv
Frequenza               : 140000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 167.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0424628821 Vpk   (0.0849257643 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0362879631 Vpk   (0.0725759263 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.68795705e-05 Vpk   (-61.22 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000104080082 Vpk   (-50.85 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.20286496e-05 Vpk   (-70.96 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.50677935e-05 Vpk   (-67.63 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.091354 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.289807 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000060 V   (-0.060 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.741 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.069 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.069 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000103 V   (-0.103 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.936 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.184 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.184 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00208948194 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00235523442 V
Offset CH1              : -0.000598565333 V
Offset CH2              : -0.000682669333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.854580785
Modulo CH2 / CH1        : -1.3649 dB
Fase CH2 - CH1          : -83.5709 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\008_140kHz_B.csv
Frequenza               : 140000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 167.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0204190815 Vpk   (0.0408381631 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.035440826 Vpk   (0.070881652 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.39065067e-05 Vpk   (-51.57 dBc)
CH2 armonica 2          : 8.20066408e-05 Vpk   (-52.71 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.54771483e-05 Vpk   (-62.41 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.49722372e-06 Vpk   (-80.12 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.274666 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.231601 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000082 V   (-0.082 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.539 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.515 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 1.487 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 indice clipping     : 1.487 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000064 V   (-0.064 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.061 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.120 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.120 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211923032 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00212272862 V
Offset CH1              : 0.000393158667 V
Offset CH2              : -0.000245685333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.7356719
Modulo CH2 / CH1        : 4.7894 dB
Fase CH2 - CH1          : -137.6227 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 9/30 - 160kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\009_160kHz_A.csv
Frequenza               : 160000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 191.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0529200507 Vpk   (0.105840101 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0492944523 Vpk   (0.0985889045 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.05726256e-05 Vpk   (-58.83 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000160503814 Vpk   (-49.75 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.24407372e-05 Vpk   (-67.45 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.26209885e-05 Vpk   (-61.26 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.122063 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.336886 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000063 V   (-0.063 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.641 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.215 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.249 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.249 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000033 V   (-0.033 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.689 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.162 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.162 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00221620132 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00239700091 V
Offset CH1              : -0.00126816267 V
Offset CH2              : -0.00037404 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.931489134
Modulo CH2 / CH1        : -0.6164 dB
Fase CH2 - CH1          : -83.0516 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\009_160kHz_B.csv
Frequenza               : 160000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 191.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0224772482 Vpk   (0.0449544965 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0475231027 Vpk   (0.0950462053 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.53791532e-05 Vpk   (-49.49 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000149111869 Vpk   (-50.07 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.54880302e-05 Vpk   (-63.23 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.34430429e-05 Vpk   (-66.14 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.342363 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.317621 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000082 V   (+0.082 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.313 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 0.112 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.112 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000022 V   (+0.022 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.703 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.040 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.040 %   lato: positivo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00202899786 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00201457921 V
Offset CH1              : -0.00013642 V
Offset CH2              : -0.00148426933 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.11427583
Modulo CH2 / CH1        : 6.5032 dB
Fase CH2 - CH1          : -146.7683 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 10/30 - 180kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\010_180kHz_A.csv
Frequenza               : 180000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 215.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0467816469 Vpk   (0.0935632938 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0465560224 Vpk   (0.0931120448 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.79961723e-05 Vpk   (-58.13 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000143659204 Vpk   (-50.21 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.70765606e-05 Vpk   (-64.75 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.86080589e-05 Vpk   (-61.63 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.136817 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.319522 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000110 V   (-0.110 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.848 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.201 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 0.258 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 0.258 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000053 V   (-0.053 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.764 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.172 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 indice clipping     : 0.172 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00198338673 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217399008 V
Offset CH1              : -0.000532925333 V
Offset CH2              : -0.000759048 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.995177072
Modulo CH2 / CH1        : -0.0420 dB
Fase CH2 - CH1          : -82.2925 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\010_180kHz_B.csv
Frequenza               : 180000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 215.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0176072711 Vpk   (0.0352145422 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0444778978 Vpk   (0.0889557957 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.39128741e-05 Vpk   (-52.06 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000148281801 Vpk   (-49.54 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.88280171e-06 Vpk   (-65.02 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.86274693e-05 Vpk   (-63.83 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.255640 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.339539 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000081 V   (+0.081 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.829 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000007 V   (+0.007 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.885 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00220089449 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0022590805 V
Offset CH1              : 0.00015958 V
Offset CH2              : -0.00106248533 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.52610967
Modulo CH2 / CH1        : 8.0490 dB
Fase CH2 - CH1          : -157.6239 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 11/30 - 200kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\011_200kHz_A.csv
Frequenza               : 200000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 239.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0420044281 Vpk   (0.0840088563 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0439628691 Vpk   (0.0879257382 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.59552413e-05 Vpk   (-59.22 dBc)
CH2 armonica 2          : 9.71426638e-05 Vpk   (-53.11 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.12640098e-05 Vpk   (-71.43 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.42865157e-05 Vpk   (-65.15 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.112644 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.227766 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000063 V   (+0.063 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.880 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000044 V   (+0.044 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.827 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.034 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.034 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0020547373 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00226133177 V
Offset CH1              : -0.00132344267 V
Offset CH2              : -0.000624645333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.04662463
Modulo CH2 / CH1        : 0.3958 dB
Fase CH2 - CH1          : -81.3670 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\011_200kHz_B.csv
Frequenza               : 200000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 239.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0142050196 Vpk   (0.0284100393 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0416735615 Vpk   (0.083347123 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.33077665e-05 Vpk   (-55.70 dBc)
CH2 armonica 2          : 6.95516263e-05 Vpk   (-55.55 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.43358876e-06 Vpk   (-65.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.57173965e-05 Vpk   (-68.47 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.172224 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.171105 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000010 V   (-0.010 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.166 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 0.290 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 0.290 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000014 V   (+0.014 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.886 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.100 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.161 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.161 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00230158776 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00235233632 V
Offset CH1              : 0.000772601333 V
Offset CH2              : -0.000935426667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.9337208
Modulo CH2 / CH1        : 9.3484 dB
Fase CH2 - CH1          : -170.1967 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 12/30 - 220kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\012_220kHz_A.csv
Frequenza               : 220000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 263.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0381743738 Vpk   (0.0763487476 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0415724994 Vpk   (0.0831449987 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.50209243e-05 Vpk   (-58.57 dBc)
CH2 armonica 2          : 8.04380897e-05 Vpk   (-54.27 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.50440971e-06 Vpk   (-76.82 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.86299921e-06 Vpk   (-80.64 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.118813 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.193712 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000099 V   (-0.099 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.840 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 0.557 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 0.557 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000015 V   (+0.015 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.903 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.116 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.116 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00210558855 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00233937961 V
Offset CH1              : -0.000571205333 V
Offset CH2              : -0.000707178667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.08901588
Modulo CH2 / CH1        : 0.7407 dB
Fase CH2 - CH1          : -80.2481 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\012_220kHz_B.csv
Frequenza               : 220000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 263.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0119972188 Vpk   (0.0239944376 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0392188147 Vpk   (0.0784376294 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.81255412e-05 Vpk   (-52.60 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.8586103e-05 Vpk   (-56.51 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.80169053e-05 Vpk   (-56.47 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.28299555e-05 Vpk   (-69.71 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.278410 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.152923 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000012 V   (+0.012 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.597 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.335 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 0.441 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.441 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000040 V   (-0.040 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.917 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.672 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.672 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00240693794 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00243863719 V
Offset CH1              : 0.000578610667 V
Offset CH2              : -0.000379109333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.2689922
Modulo CH2 / CH1        : 10.2883 dB
Fase CH2 - CH1          : 175.6611 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 13/30 - 240kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\013_240kHz_A.csv
Frequenza               : 240000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 287.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0350829167 Vpk   (0.0701658334 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0394232741 Vpk   (0.0788465482 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.49664212e-05 Vpk   (-56.10 dBc)
CH2 armonica 2          : 6.4396611e-05 Vpk   (-55.74 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.51121766e-05 Vpk   (-67.32 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.12674119e-06 Vpk   (-76.17 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.162489 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.164084 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000028 V   (+0.028 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.003 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000053 V   (-0.053 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.976 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00194752482 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00218667277 V
Offset CH1              : -0.000100896 V
Offset CH2              : -0.000211104 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.12371712
Modulo CH2 / CH1        : 1.0131 dB
Fase CH2 - CH1          : -79.0999 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\013_240kHz_B.csv
Frequenza               : 240000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 287.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0107317759 Vpk   (0.0214635518 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0370522815 Vpk   (0.0741045631 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.43868638e-05 Vpk   (-52.87 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.70665351e-05 Vpk   (-57.92 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.12970632e-05 Vpk   (-59.55 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.05186093e-05 Vpk   (-70.94 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.250438 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.130161 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000053 V   (-0.053 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.982 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.204 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.696 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 1.204 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000049 V   (-0.049 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.922 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.130 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.130 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225621394 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00233982499 V
Offset CH1              : 0.000377038667 V
Offset CH2              : -0.000997314667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.4525769
Modulo CH2 / CH1        : 10.7629 dB
Fase CH2 - CH1          : 161.0004 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 14/30 - 260kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\014_260kHz_A.csv
Frequenza               : 260000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 311.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.032569163 Vpk   (0.0651383259 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0375099917 Vpk   (0.0750199834 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.03103725e-05 Vpk   (-54.65 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.15157567e-05 Vpk   (-57.24 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.33481759e-06 Vpk   (-70.85 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.05336367e-06 Vpk   (-77.41 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.187381 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.137998 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000012 V   (+0.012 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.117 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.308 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.308 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000046 V   (+0.046 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.908 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.083 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.083 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212138951 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00221964319 V
Offset CH1              : -0.000231245333 V
Offset CH2              : -0.000967813333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.15170266
Modulo CH2 / CH1        : 1.2268 dB
Fase CH2 - CH1          : -77.7760 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\014_260kHz_B.csv
Frequenza               : 260000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 311.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0101709964 Vpk   (0.0203419927 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0350924153 Vpk   (0.0701848306 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.23763188e-05 Vpk   (-53.15 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.38006869e-05 Vpk   (-58.07 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.54344628e-06 Vpk   (-69.16 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.09427487e-05 Vpk   (-70.12 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.222743 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.128651 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000059 V   (+0.059 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.946 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000079 V   (+0.079 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.896 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.724 %   coerenza regione 87.5 %
CH2 indice clipping     : 0.724 %   lato: negativo   coerenza: 87.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00210256519 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00216678643 V
Offset CH1              : 0.000171161333 V
Offset CH2              : -0.000277538667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.45024362
Modulo CH2 / CH1        : 10.7570 dB
Fase CH2 - CH1          : 146.8531 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 15/30 - 280kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\015_280kHz_A.csv
Frequenza               : 280000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 335.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0304813592 Vpk   (0.0609627185 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0357866252 Vpk   (0.0715732505 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.56477234e-05 Vpk   (-54.77 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.53925211e-05 Vpk   (-57.93 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.8247475e-05 Vpk   (-58.03 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.01962038e-05 Vpk   (-70.91 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.221527 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.130003 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000246 V   (+0.246 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.066 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.717 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.076 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.717 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000192 V   (+0.192 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.002 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.086 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.339 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.339 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00189232443 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00212250015 V
Offset CH1              : -0.00041444 V
Offset CH2              : -1.61306667e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.17404952
Modulo CH2 / CH1        : 1.3937 dB
Fase CH2 - CH1          : -76.4154 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\015_280kHz_B.csv
Frequenza               : 280000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 335.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.010020252 Vpk   (0.020040504 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0333915036 Vpk   (0.0667830072 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.12658482e-05 Vpk   (-53.46 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.43724334e-05 Vpk   (-57.53 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.99626161e-06 Vpk   (-64.46 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.18024192e-05 Vpk   (-69.03 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.220504 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.137506 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000020 V   (+0.020 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.996 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 0.019 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.019 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000055 V   (+0.055 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.005 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00217227139 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00227709491 V
Offset CH1              : -0.000100437333 V
Offset CH2              : -0.000147869333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.33240158
Modulo CH2 / CH1        : 10.4551 dB
Fase CH2 - CH1          : 134.5250 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 16/30 - 300kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\016_300kHz_A.csv
Frequenza               : 300000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 359.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0288030341 Vpk   (0.0576060682 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0342818091 Vpk   (0.0685636182 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.31938174e-05 Vpk   (-58.77 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.91691076e-05 Vpk   (-56.87 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.34477475e-05 Vpk   (-66.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.10098919e-05 Vpk   (-69.87 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.124342 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.146978 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000113 V   (-0.113 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.164 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.047 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.047 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000003 V   (-0.003 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.975 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.428 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.428 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0023774158 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00249271966 V
Offset CH1              : -0.000652290667 V
Offset CH2              : -0.000629829333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.1902152
Modulo CH2 / CH1        : 1.5125 dB
Fase CH2 - CH1          : -74.9900 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\016_300kHz_B.csv
Frequenza               : 300000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 359.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.010158501 Vpk   (0.020317002 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.031855789 Vpk   (0.063711578 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.54548203e-05 Vpk   (-52.02 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.30885102e-05 Vpk   (-59.67 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.11158851e-06 Vpk   (-65.97 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.29649564e-06 Vpk   (-72.80 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.255579 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.106365 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000035 V   (+0.035 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.993 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 0.097 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.097 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000005 V   (+0.005 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.203 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00217084971 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00223621552 V
Offset CH1              : 3.84426667e-05 V
Offset CH2              : -0.00147004533 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.13587497
Modulo CH2 / CH1        : 9.9272 dB
Fase CH2 - CH1          : 123.7988 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 17/30 - 320kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\017_320kHz_A.csv
Frequenza               : 320000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 383.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0273837333 Vpk   (0.0547674665 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0328911246 Vpk   (0.0657822492 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.31497675e-05 Vpk   (-58.34 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.77063707e-05 Vpk   (-56.77 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.56329105e-06 Vpk   (-71.18 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.80667895e-05 Vpk   (-65.20 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.124167 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.155096 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000010 V   (-0.010 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.182 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000063 V   (+0.063 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.961 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00191273141 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213529453 V
Offset CH1              : -0.000495493333 V
Offset CH2              : -0.000917416 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.20111908
Modulo CH2 / CH1        : 1.5917 dB
Fase CH2 - CH1          : -73.5893 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\017_320kHz_B.csv
Frequenza               : 320000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 383.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.010433612 Vpk   (0.020867224 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0305105704 Vpk   (0.0610211407 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.97452544e-05 Vpk   (-54.46 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.15790722e-05 Vpk   (-63.01 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.75673777e-06 Vpk   (-75.47 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.64423152e-06 Vpk   (-76.35 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.189994 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.072346 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000038 V   (-0.038 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.209 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000024 V   (-0.024 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.127 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.760 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.760 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213379272 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00224447697 V
Offset CH1              : 0.000883104 V
Offset CH2              : -0.000558424 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.92425771
Modulo CH2 / CH1        : 9.3203 dB
Fase CH2 - CH1          : 114.9735 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 18/30 - 350kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\018_350kHz_A.csv
Frequenza               : 350000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 419.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.025638784 Vpk   (0.0512775679 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0311255921 Vpk   (0.0622511841 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.73149819e-05 Vpk   (-53.01 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.4191904e-05 Vpk   (-59.18 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.26814427e-06 Vpk   (-70.95 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.38391518e-05 Vpk   (-67.04 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.225338 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.118508 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000070 V   (-0.070 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.460 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000104 V   (-0.104 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.063 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.070 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.070 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00209551932 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230669883 V
Offset CH1              : -0.000427714667 V
Offset CH2              : -0.000861890667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.21400423
Modulo CH2 / CH1        : 1.6844 dB
Fase CH2 - CH1          : -71.3242 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\018_350kHz_B.csv
Frequenza               : 350000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 419.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0109571971 Vpk   (0.0219143943 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0287314658 Vpk   (0.0574629316 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.83381089e-05 Vpk   (-55.53 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.56339385e-05 Vpk   (-65.29 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.15311049e-05 Vpk   (-59.56 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.51065805e-06 Vpk   (-76.08 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.197699 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.056633 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000051 V   (-0.051 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.983 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.354 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 1.400 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 2.354 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000114 V   (-0.114 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.065 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.242 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.242 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00209958297 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00215923611 V
Offset CH1              : 0.000174312 V
Offset CH2              : -0.000838797333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.62215468
Modulo CH2 / CH1        : 8.3732 dB
Fase CH2 - CH1          : 104.4237 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 19/30 - 370kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\019_370kHz_A.csv
Frequenza               : 370000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 443.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0246622984 Vpk   (0.0493245968 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0300786599 Vpk   (0.0601573198 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.43858961e-05 Vpk   (-53.13 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.65711002e-05 Vpk   (-61.08 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.67234347e-06 Vpk   (-76.54 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.05600649e-05 Vpk   (-69.09 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.221025 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.095060 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000079 V   (-0.079 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.458 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.842 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 indice clipping     : 0.842 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000058 V   (-0.058 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.293 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00226027725 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00239963188 V
Offset CH1              : -1.54293333e-05 V
Offset CH2              : -2.29413333e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.21962112
Modulo CH2 / CH1        : 1.7245 dB
Fase CH2 - CH1          : -69.8450 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\019_370kHz_B.csv
Frequenza               : 370000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 443.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0113266966 Vpk   (0.0226533933 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0277180393 Vpk   (0.0554360785 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.58831187e-05 Vpk   (-57.06 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.84715509e-05 Vpk   (-57.15 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.07761041e-05 Vpk   (-60.43 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.7415595e-05 Vpk   (-64.04 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.169455 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.152355 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000058 V   (+0.058 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.037 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 1.310 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 1.310 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000018 V   (+0.018 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.108 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00224017975 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002413494 V
Offset CH1              : -3.16373333e-05 V
Offset CH2              : -0.000244886667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.44714237
Modulo CH2 / CH1        : 7.7732 dB
Fase CH2 - CH1          : 98.6862 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 20/30 - 400kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\020_400kHz_A.csv
Frequenza               : 400000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 479.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0306281704 Vpk   (0.0612563408 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0374930533 Vpk   (0.0749861066 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.07413694e-05 Vpk   (-54.05 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.71827392e-05 Vpk   (-58.00 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.22639243e-05 Vpk   (-62.77 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.63147335e-05 Vpk   (-67.23 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.211221 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.133155 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000042 V   (+0.042 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.185 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.175 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.379 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 0.379 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000028 V   (+0.028 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.889 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00217553107 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00235086154 V
Offset CH1              : -0.000832877333 V
Offset CH2              : -0.00137878133 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.22413624
Modulo CH2 / CH1        : 1.7566 dB
Fase CH2 - CH1          : -67.6646 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\020_400kHz_B.csv
Frequenza               : 400000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 479.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0154757516 Vpk   (0.0309515031 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0344518577 Vpk   (0.0689037154 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.77007669e-05 Vpk   (-54.94 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.12870364e-05 Vpk   (-64.18 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.17977322e-05 Vpk   (-62.36 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.282673e-05 Vpk   (-68.58 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.194552 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.072138 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000090 V   (-0.090 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.922 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.812 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.812 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000077 V   (-0.077 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.053 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.251 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.251 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0020642601 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00214713434 V
Offset CH1              : 0.000461408 V
Offset CH2              : -0.001486608 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.22618317
Modulo CH2 / CH1        : 6.9512 dB
Fase CH2 - CH1          : 91.6602 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 21/30 - 430kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\021_430kHz_A.csv
Frequenza               : 430000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 515.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0293322836 Vpk   (0.0586645671 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0359439317 Vpk   (0.0718878635 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.49132418e-05 Vpk   (-56.30 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.94561118e-05 Vpk   (-59.19 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.40349942e-05 Vpk   (-61.73 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.4220068e-06 Vpk   (-83.43 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.173665 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.109978 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000014 V   (+0.014 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.087 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000035 V   (+0.035 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.965 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.503 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.503 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0019329313 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00221908289 V
Offset CH1              : 0.000185008 V
Offset CH2              : -0.000753613333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.22540516
Modulo CH2 / CH1        : 1.7656 dB
Fase CH2 - CH1          : -65.5380 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\021_430kHz_B.csv
Frequenza               : 430000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 515.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0161104606 Vpk   (0.0322209211 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0328625642 Vpk   (0.0657251284 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.84757651e-05 Vpk   (-55.05 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.88358736e-05 Vpk   (-64.83 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.03969815e-05 Vpk   (-63.80 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.16506013e-06 Vpk   (-76.07 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.188166 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.059433 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000057 V   (-0.057 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.916 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.919 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 indice clipping     : 0.919 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000025 V   (+0.025 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.987 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.256 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.256 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00198432404 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00214815285 V
Offset CH1              : -0.000152561333 V
Offset CH2              : -0.001447736 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.03982773
Modulo CH2 / CH1        : 6.1919 dB
Fase CH2 - CH1          : 86.0442 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 22/30 - 450kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\022_450kHz_A.csv
Frequenza               : 450000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 539.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0286350659 Vpk   (0.0572701317 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0350373094 Vpk   (0.0700746187 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.14679281e-05 Vpk   (-59.18 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.57081677e-05 Vpk   (-57.69 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.25765304e-05 Vpk   (-67.15 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.51152133e-06 Vpk   (-76.07 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.118345 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.131401 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000100 V   (+0.100 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.268 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 0.112 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 0.112 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000109 V   (+0.109 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.945 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 compressione lato - : 0.695 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 indice clipping     : 0.695 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00219997565 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00241320032 V
Offset CH1              : -0.000624618667 V
Offset CH2              : -0.000909290667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.22358054
Modulo CH2 / CH1        : 1.7527 dB
Fase CH2 - CH1          : -64.1527 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\022_450kHz_B.csv
Frequenza               : 450000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 539.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0164678833 Vpk   (0.0329357666 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0319771529 Vpk   (0.0639543058 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.18673847e-05 Vpk   (-54.27 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.25783432e-05 Vpk   (-68.10 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.13966384e-05 Vpk   (-63.20 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.86313628e-06 Vpk   (-72.18 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.205515 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.046389 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000032 V   (-0.032 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.824 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000020 V   (+0.020 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.052 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00233420191 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00233790901 V
Offset CH1              : 0.000440993333 V
Offset CH2              : -0.000626082667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.94178889
Modulo CH2 / CH1        : 5.7640 dB
Fase CH2 - CH1          : 82.6981 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 23/30 - 480kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\023_480kHz_A.csv
Frequenza               : 480000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 575.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0341494363 Vpk   (0.0682988727 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0416812649 Vpk   (0.0833625297 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.11141191e-05 Vpk   (-56.50 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.55562028e-05 Vpk   (-59.23 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.11725347e-05 Vpk   (-64.15 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.09743924e-05 Vpk   (-71.59 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.162010 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.112423 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000022 V   (-0.022 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.985 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.157 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.157 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000044 V   (+0.044 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.887 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.078 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.078 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00192095812 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00208272048 V
Offset CH1              : -0.000397109333 V
Offset CH2              : -0.001016672 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.22055499
Modulo CH2 / CH1        : 1.7311 dB
Fase CH2 - CH1          : -62.1138 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\023_480kHz_B.csv
Frequenza               : 480000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 575.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0208993212 Vpk   (0.0417986423 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0379493668 Vpk   (0.0758987337 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.13396624e-05 Vpk   (-56.48 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.60597319e-05 Vpk   (-60.44 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.62248835e-06 Vpk   (-69.98 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.65315518e-05 Vpk   (-67.22 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.153267 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.104530 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000016 V   (-0.016 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.516 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.121 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.121 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000040 V   (-0.040 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.974 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.383 %   coerenza regione 84.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.383 %   lato: positivo   coerenza: 84.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00215177316 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00223352584 V
Offset CH1              : 0.000253809333 V
Offset CH2              : 0.000264410667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.81581816
Modulo CH2 / CH1        : 5.1814 dB
Fase CH2 - CH1          : 78.2595 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 24/30 - 500kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\024_500kHz_A.csv
Frequenza               : 500000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 599.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0334657793 Vpk   (0.0669315587 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0407734982 Vpk   (0.0815469965 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.88401415e-05 Vpk   (-55.10 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.73652584e-05 Vpk   (-60.76 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.12073954e-05 Vpk   (-69.50 dBc)
CH2 armonica 3          : 9.19615917e-06 Vpk   (-72.94 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.178983 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.094376 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000042 V   (-0.042 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.319 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.047 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.047 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000072 V   (-0.072 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.340 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.052 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.052 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.052 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213824411 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00237211713 V
Offset CH1              : -0.000412237333 V
Offset CH2              : -0.00127768267 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.21836392
Modulo CH2 / CH1        : 1.7155 dB
Fase CH2 - CH1          : -60.8182 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\024_500kHz_B.csv
Frequenza               : 500000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 599.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0212549852 Vpk   (0.0425099703 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0370869964 Vpk   (0.0741739928 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.25803763e-05 Vpk   (-56.29 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.61760294e-05 Vpk   (-63.03 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.79916658e-06 Vpk   (-67.66 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.86105213e-05 Vpk   (-65.99 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.158775 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.086601 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000110 V   (+0.110 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.859 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000063 V   (+0.063 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.203 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00221812506 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00234434216 V
Offset CH1              : 6.8584e-05 V
Offset CH2              : 5.64506667e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.74486108
Modulo CH2 / CH1        : 4.8352 dB
Fase CH2 - CH1          : 75.6418 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 25/30 - 530kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\025_530kHz_A.csv
Frequenza               : 530000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 635.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.032603034 Vpk   (0.065206068 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0395821367 Vpk   (0.0791642733 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.17619455e-05 Vpk   (-53.15 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.82100467e-05 Vpk   (-60.31 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.07578353e-06 Vpk   (-71.11 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.27225787e-06 Vpk   (-76.00 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.221861 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.097826 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000069 V   (-0.069 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.978 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.401 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.401 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000005 V   (+0.005 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.799 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.586 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.015 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.586 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0020781762 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00226636209 V
Offset CH1              : -0.00101949867 V
Offset CH2              : -0.001450592 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.21406298
Modulo CH2 / CH1        : 1.6848 dB
Fase CH2 - CH1          : -58.9173 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\025_530kHz_B.csv
Frequenza               : 530000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 635.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0217035119 Vpk   (0.0434070239 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0359151943 Vpk   (0.0718303887 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.10908605e-05 Vpk   (-56.88 dBc)
CH2 armonica 2          : 8.69798669e-06 Vpk   (-72.32 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.316787e-05 Vpk   (-64.34 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.6389316e-05 Vpk   (-66.81 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.155571 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.051662 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000078 V   (+0.078 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.336 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.092 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.145 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 0.145 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000014 V   (-0.014 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.044 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.161 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.488 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.488 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00217293285 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00221505026 V
Offset CH1              : 0.000241341333 V
Offset CH2              : 0.000211437333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.65481026
Modulo CH2 / CH1        : 4.3750 dB
Fase CH2 - CH1          : 72.1112 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 26/30 - 550kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\026_550kHz_A.csv
Frequenza               : 550000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 659.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0320708178 Vpk   (0.0641416357 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0388617167 Vpk   (0.0777234334 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.00230186e-05 Vpk   (-56.14 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.91686946e-05 Vpk   (-62.49 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.03861428e-05 Vpk   (-69.79 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.12586478e-05 Vpk   (-70.76 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.159303 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.080455 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000028 V   (-0.028 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.121 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.016 %   coerenza regione 87.5 %
CH1 compressione lato - : 0.238 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 1.016 %   lato: positivo   coerenza: 87.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000017 V   (-0.017 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.771 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.190 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.190 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00207710708 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228836184 V
Offset CH1              : -0.000171789333 V
Offset CH2              : -0.00102258133 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.21174698
Modulo CH2 / CH1        : 1.6682 dB
Fase CH2 - CH1          : -57.6745 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\026_550kHz_B.csv
Frequenza               : 550000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 659.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0219482514 Vpk   (0.0438965028 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0352124473 Vpk   (0.0704248945 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.52295607e-05 Vpk   (-55.89 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.10434034e-05 Vpk   (-70.07 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.47200436e-05 Vpk   (-63.47 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.6699188e-05 Vpk   (-66.48 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.173960 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.056856 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000029 V   (+0.029 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.339 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 0.595 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 0.595 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000009 V   (+0.009 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.925 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.275 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.275 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00208807278 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00215372156 V
Offset CH1              : 0.000425977333 V
Offset CH2              : 0.000334674667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.60433953
Modulo CH2 / CH1        : 4.1059 dB
Fase CH2 - CH1          : 70.0404 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 27/30 - 580kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\027_580kHz_A.csv
Frequenza               : 580000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 695.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0313837326 Vpk   (0.0627674652 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0378750109 Vpk   (0.0757500218 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.17189057e-05 Vpk   (-55.66 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.10392214e-05 Vpk   (-61.73 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.78398698e-05 Vpk   (-61.04 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.21602319e-05 Vpk   (-69.87 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.187154 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.088016 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000062 V   (+0.062 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.249 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.781 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 0.721 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.781 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000021 V   (-0.021 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.863 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.351 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.124 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.351 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00194129826 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217131822 V
Offset CH1              : 0.000118773333 V
Offset CH2              : -0.000605765333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.20683576
Modulo CH2 / CH1        : 1.6330 dB
Fase CH2 - CH1          : -55.9038 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\027_580kHz_B.csv
Frequenza               : 580000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 695.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0220764801 Vpk   (0.0441529603 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0340779736 Vpk   (0.0681559472 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.49588427e-05 Vpk   (-58.93 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.80317335e-05 Vpk   (-65.53 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.60648767e-06 Vpk   (-71.90 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.40309542e-06 Vpk   (-74.52 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.115873 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.056150 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000029 V   (+0.029 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.560 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.412 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 1.225 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 indice clipping     : 1.225 %   lato: negativo   coerenza: 81.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000122 V   (+0.122 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.959 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0021048698 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00226684494 V
Offset CH1              : -0.000943266667 V
Offset CH2              : -0.00120664 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.54363256
Modulo CH2 / CH1        : 3.7709 dB
Fase CH2 - CH1          : 67.3226 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 28/30 - 600kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\028_600kHz_A.csv
Frequenza               : 600000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 719.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0309872832 Vpk   (0.0619745663 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0372723365 Vpk   (0.0745446731 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.11985504e-05 Vpk   (-55.64 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.06355912e-05 Vpk   (-61.70 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.50187184e-05 Vpk   (-61.86 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.88386096e-06 Vpk   (-74.67 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.183896 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.084243 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000159 V   (+0.159 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.186 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.411 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.040 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.411 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000071 V   (+0.071 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.064 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.039 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.039 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211296622 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00237070365 V
Offset CH1              : -0.000937954667 V
Offset CH2              : -0.000622896 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.20282686
Modulo CH2 / CH1        : 1.6041 dB
Fase CH2 - CH1          : -54.7642 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\028_600kHz_B.csv
Frequenza               : 600000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 719.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0222962781 Vpk   (0.0445925563 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0334925546 Vpk   (0.0669851092 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.79877767e-05 Vpk   (-58.03 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.27050934e-05 Vpk   (-63.38 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.64473289e-05 Vpk   (-62.64 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.84426668e-06 Vpk   (-71.57 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.145597 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.072753 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000051 V   (+0.051 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.411 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.257 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 1.060 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 indice clipping     : 1.060 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000162 V   (+0.162 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.060 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.014 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.014 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213623139 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00226334532 V
Offset CH1              : -0.00056456 V
Offset CH2              : -0.000724269333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.50215899
Modulo CH2 / CH1        : 3.5343 dB
Fase CH2 - CH1          : 65.5180 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 29/30 - 650kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\029_650kHz_A.csv
Frequenza               : 650000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 779.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0301513175 Vpk   (0.0603026351 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0359876441 Vpk   (0.0719752882 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.97747137e-05 Vpk   (-57.59 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.01749254e-05 Vpk   (-59.04 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.23302143e-05 Vpk   (-67.77 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.77163438e-07 Vpk   (-97.55 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.138110 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.111643 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000127 V   (-0.127 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.121 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.250 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.733 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 0.733 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000074 V   (-0.074 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.989 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.010 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.531 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.531 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213331262 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00233348022 V
Offset CH1              : -0.000922962667 V
Offset CH2              : -0.000573098667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.19356788
Modulo CH2 / CH1        : 1.5369 dB
Fase CH2 - CH1          : -52.0888 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\029_650kHz_B.csv
Frequenza               : 650000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 779.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0227521939 Vpk   (0.0455043877 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0322425884 Vpk   (0.0644851769 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.9459909e-05 Vpk   (-55.22 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.82779735e-05 Vpk   (-64.93 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.36067916e-05 Vpk   (-64.47 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.01798827e-05 Vpk   (-70.01 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.183455 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.064888 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000061 V   (+0.061 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.529 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.282 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 0.108 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 0.282 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000101 V   (+0.101 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.036 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.173 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.173 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212527919 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00227895172 V
Offset CH1              : -0.000979597333 V
Offset CH2              : -0.001111176 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.41711998
Modulo CH2 / CH1        : 3.0281 dB
Fase CH2 - CH1          : 61.3815 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 30/30 - 700kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\030_700kHz_A.csv
Frequenza               : 700000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 839.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0294435962 Vpk   (0.0588871924 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0349023372 Vpk   (0.0698046744 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.28057496e-05 Vpk   (-62.22 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.44467563e-05 Vpk   (-56.14 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.31494388e-05 Vpk   (-67.00 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.69869454e-05 Vpk   (-66.25 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.089409 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.163413 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000069 V   (-0.069 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.054 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 0.412 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.412 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000066 V   (-0.066 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.118 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 compressione lato - : 0.468 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.468 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00198644798 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0022074751 V
Offset CH1              : -0.001049488 V
Offset CH2              : -0.00127701333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.18539654
Modulo CH2 / CH1        : 1.4773 dB
Fase CH2 - CH1          : -49.6253 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\030_700kHz_B.csv
Frequenza               : 700000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 839.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0231326969 Vpk   (0.0462653939 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0312040729 Vpk   (0.0624081459 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.6669889e-05 Vpk   (-56.00 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.37174948e-05 Vpk   (-67.14 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.07220591e-05 Vpk   (-66.68 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.09797059e-05 Vpk   (-69.07 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.165157 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.056308 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000061 V   (+0.061 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.508 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.131 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.131 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000040 V   (+0.040 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.172 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212631456 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00233659783 V
Offset CH1              : -0.000774773333 V
Offset CH2              : -0.000689210667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.34891634
Modulo CH2 / CH1        : 2.5997 dB
Fase CH2 - CH1          : 57.8147 deg



RISULTATI ELABORATI A / B / FINALE
===============================================================================================================
      Freq  Modo       A dB      A fase       B dB      B fase    Final dB   Final fase   SPICE dB  SPICE fase   Delta dB  Delta deg
===============================================================================================================
     10kHz   A/B    -25.185     -73.768    -19.552    -100.342     -22.369      -87.055    -24.126     -90.000     +1.758     +2.945
     20kHz   A/B    -18.694     -77.061    -12.967    -101.944     -15.831      -89.502    -18.106     -90.000     +2.275     +0.498
     30kHz   A/B    -14.554     -78.829     -9.578    -104.324     -12.066      -91.577    -14.584     -90.000     +2.518     -1.577
     50kHz   A/B     -9.511     -80.670     -5.404    -109.945      -7.458      -95.307    -10.147     -90.000     +2.689     -5.307
     80kHz   A/B     -5.316     -82.889     -1.261    -117.537      -3.288     -100.213     -6.064     -90.000     +2.776    -10.213
    100kHz   A/B     -3.598     -83.562      0.936    -123.344      -1.331     -103.453     -4.126     -90.000     +2.795    -13.453
    120kHz   A/B     -2.325     -83.741      2.951    -129.904       0.313     -106.823     -2.543     -90.000     +2.855    -16.823
    140kHz   A/B     -1.365     -83.571      4.789    -137.623       1.712     -110.597     -1.204     -90.000     +2.916    -20.597
    160kHz   A/B     -0.616     -83.052      6.503    -146.768       2.943     -114.910     -0.044     -90.000     +2.987    -24.910
    180kHz   A/B     -0.042     -82.293      8.049    -157.624       4.004     -119.958      0.979     -90.000     +3.024    -29.958
    200kHz   A/B      0.396     -81.367      9.348    -170.197       4.872     -125.782      1.894     -90.000     +2.978    -35.782
    220kHz   A/B      0.741     -80.248     10.288    -184.339       5.514     -132.294      2.722     -90.000     +2.792    -42.294
    240kHz   A/B      1.013     -79.100     10.763    -199.000       5.888     -139.050      3.478     -90.000     +2.410    -49.050
    260kHz   A/B      1.227     -77.776     10.757    -213.147       5.992     -145.461      4.173     -90.000     +1.819    -55.461
    280kHz   A/B      1.394     -76.415     10.455    -225.475       5.924     -150.945      4.817     -90.000     +1.107    -60.945
    300kHz   A/B      1.513     -74.990      9.927    -236.201       5.720     -155.596      5.416     -90.000     +0.304    -65.596
    320kHz   A/B      1.592     -73.589      9.320    -245.026       5.456     -159.308      5.977     -90.000     -0.521    -69.308
    350kHz   A/B      1.684     -71.324      8.373    -255.576       5.029     -163.450      6.755     -90.000     -1.726    -73.450
    370kHz   A/B      1.724     -69.845      7.773    -261.314       4.749     -165.579      7.238     -90.000     -2.489    -75.579
    400kHz   A/B      1.757     -67.665      6.951    -268.340       4.354     -168.002      7.915     -90.000     -3.561    -78.002
    430kHz   A/B      1.766     -65.538      6.192    -273.956       3.979     -169.747      8.543     -90.000     -4.564    -79.747
    450kHz   A/B      1.753     -64.153      5.764    -277.302       3.758     -170.727      8.938     -90.000     -5.180    -80.727
    480kHz   A/B      1.731     -62.114      5.181    -281.741       3.456     -171.927      9.499     -90.000     -6.042    -81.927
    500kHz   A/B      1.716     -60.818      4.835    -284.358       3.275     -172.588      9.853     -90.000     -6.578    -82.588
    530kHz   A/B      1.685     -58.917      4.375    -287.889       3.030     -173.403     10.359     -90.000     -7.329    -83.403
    550kHz   A/B      1.668     -57.674      4.106    -289.960       2.887     -173.817     10.681     -90.000     -7.794    -83.817
    580kHz   A/B      1.633     -55.904      3.771    -292.677       2.702     -174.291     11.142     -90.000     -8.440    -84.291
    600kHz   A/B      1.604     -54.764      3.534    -294.482       2.569     -174.623     11.437     -90.000     -8.868    -84.623
    650kHz   A/B      1.537     -52.089      3.028    -298.619       2.283     -175.354     12.132     -90.000     -9.850    -85.354
    700kHz   A/B      1.477     -49.625      2.600    -302.185       2.038     -175.905     12.776     -90.000    -10.737    -85.905
===============================================================================================================

Errore medio assoluto modulo : 4.056 dB
Errore medio assoluto fase   : 52.138 deg


DIAGNOSTICA GLOBALE CLIPPING / VGEN ECCESSIVO - RIEPILOGO
================================================================================================================================
      Freq    A CH1 %    coer%     RMS%    A CH2 %    coer%     RMS%    B CH1 %    coer%    B CH2 %    coer% Esito peggiore
================================================================================================================================
     10kHz      0.578     81.2    0.835      5.361     75.0   10.270      0.546     78.1     13.302    100.0 ALTO: clipping/compressione coerente
     20kHz      0.331     53.1    1.234     11.586    100.0    9.170      2.552     96.9      2.123     93.8 ALTO: clipping/compressione coerente
     30kHz      0.000     40.6    1.044      5.456     96.9    5.383      1.388     87.5      0.491     68.8 ALTO: clipping/compressione coerente
     50kHz      0.512     71.9    1.004      2.732    100.0    2.638      0.810     75.0      0.035     53.1 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
     80kHz      0.825     75.0    1.110      1.188     87.5    1.243      0.616     65.6      0.202     56.2 nessuna evidenza significativa
    100kHz      0.106     65.6    0.617      0.367     56.2    1.049      0.168     62.5      0.596     75.0 nessuna evidenza significativa
    120kHz      0.000     34.4    0.726      0.469     78.1    0.986      0.367     68.8      0.373     62.5 nessuna evidenza significativa
    140kHz      0.069     53.1    0.741      0.184     56.2    0.936      1.487     75.0      0.120     59.4 nessuna evidenza significativa
    160kHz      0.249     59.4    0.641      0.162     68.8    0.689      0.112     53.1      0.040     50.0 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    180kHz      0.258     56.2    0.848      0.172     59.4    0.764      0.000     40.6      0.000     40.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    200kHz      0.000     43.8    0.880      0.034     53.1    0.827      0.290     56.2      0.161     56.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    220kHz      0.557     62.5    0.840      0.116     56.2    0.903      0.441     53.1      0.672     65.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    240kHz      0.000     31.2    1.003      0.000     40.6    0.976      1.204     62.5      0.130     53.1 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    260kHz      0.308     56.2    1.117      0.083     59.4    0.908      0.000     25.0      0.724     87.5 nessuna evidenza significativa
    280kHz      0.717     68.8    1.066      0.339     62.5    1.002      0.019     50.0      0.000     37.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    300kHz      0.047     50.0    1.164      0.428     59.4    0.975      0.097     53.1      0.000     40.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    320kHz      0.000     25.0    1.182      0.000     31.2    0.961      0.000     37.5      0.760     68.8 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    350kHz      0.000     25.0    1.460      0.070     53.1    1.063      2.354     71.9      0.242     53.1 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    370kHz      0.842     56.2    1.458      0.000     40.6    1.293      1.310     65.6      0.000     43.8 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    400kHz      0.379     56.2    1.185      0.000     43.8    0.889      0.812     68.8      0.251     62.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    430kHz      0.000     31.2    1.087      0.503     56.2    0.965      0.919     68.8      0.256     62.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    450kHz      0.112     56.2    1.268      0.695     65.6    0.945      0.000     31.2      0.000     40.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    480kHz      0.157     56.2    0.985      0.078     53.1    0.887      0.121     53.1      0.383     84.4 nessuna evidenza significativa
    500kHz      0.047     53.1    1.319      0.052     50.0    1.340      0.000     37.5      0.000     37.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    530kHz      0.401     68.8    0.978      0.586     68.8    0.799      0.145     62.5      0.488     62.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    550kHz      1.016     87.5    1.121      0.190     65.6    0.771      0.595     62.5      0.275     62.5 nessuna evidenza significativa
    580kHz      0.781     59.4    1.249      0.351     56.2    0.863      1.225     81.2      0.000     43.8 nessuna evidenza significativa
    600kHz      0.411     68.8    1.186      0.039     50.0    1.064      1.060     71.9      0.014     53.1 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    650kHz      0.733     65.6    1.121      0.531     62.5    0.989      0.282     65.6      0.173     53.1 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    700kHz      0.412     59.4    1.054      0.468     62.5    1.118      0.131     59.4      0.000     40.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
================================================================================================================================
Interpretazione: il detector usa l'intera acquisizione ripiegata su molti cicli.
Nessun singolo picco o campione puo' da solo generare l'allarme clipping.
H2/H3, THD e residuo del fit restano diagnostiche complementari.


DIAGNOSTICA ASIMMETRIA A/B
================================================================================
      Freq       A dB       B dB    (A-B)/2      A fase      B fase     (A-B)/2
================================================================================
     10kHz    -25.185    -19.552     -2.817     -73.768    -100.342     +13.287
     20kHz    -18.694    -12.967     -2.863     -77.061    -101.944     +12.441
     30kHz    -14.554     -9.578     -2.488     -78.829    -104.324     +12.748
     50kHz     -9.511     -5.404     -2.054     -80.670    -109.945     +14.637
     80kHz     -5.316     -1.261     -2.027     -82.889    -117.537     +17.324
    100kHz     -3.598      0.936     -2.267     -83.562    -123.344     +19.891
    120kHz     -2.325      2.951     -2.638     -83.741    -129.904     +23.082
    140kHz     -1.365      4.789     -3.077     -83.571    -137.623     +27.026
    160kHz     -0.616      6.503     -3.560     -83.052    -146.768     +31.858
    180kHz     -0.042      8.049     -4.046     -82.293    -157.624     +37.666
    200kHz      0.396      9.348     -4.476     -81.367    -170.197     +44.415
    220kHz      0.741     10.288     -4.774     -80.248    -184.339     +52.045
    240kHz      1.013     10.763     -4.875     -79.100    -199.000     +59.950
    260kHz      1.227     10.757     -4.765     -77.776    -213.147     +67.685
    280kHz      1.394     10.455     -4.531     -76.415    -225.475     +74.530
    300kHz      1.513      9.927     -4.207     -74.990    -236.201     +80.606
    320kHz      1.592      9.320     -3.864     -73.589    -245.026     +85.719
    350kHz      1.684      8.373     -3.344     -71.324    -255.576     +92.126
    370kHz      1.724      7.773     -3.024     -69.845    -261.314     +95.734
    400kHz      1.757      6.951     -2.597     -67.665    -268.340    +100.338
    430kHz      1.766      6.192     -2.213     -65.538    -273.956    +104.209
    450kHz      1.753      5.764     -2.006     -64.153    -277.302    +106.575
    480kHz      1.731      5.181     -1.725     -62.114    -281.741    +109.813
    500kHz      1.716      4.835     -1.560     -60.818    -284.358    +111.770
    530kHz      1.685      4.375     -1.345     -58.917    -287.889    +114.486
    550kHz      1.668      4.106     -1.219     -57.674    -289.960    +116.143
    580kHz      1.633      3.771     -1.069     -55.904    -292.677    +118.387
    600kHz      1.604      3.534     -0.965     -54.764    -294.482    +119.859
    650kHz      1.537      3.028     -0.746     -52.089    -298.619    +123.265
    700kHz      1.477      2.600     -0.561     -49.625    -302.185    +126.280
================================================================================
Punti con doppia misura      : 30 / 30
Shift di branca applicato B  : +0 deg
Media |asimmetria modulo|    : 2.723 dB
Media |asimmetria fase|      : 70.463 deg


ZERO CROSSING DEL GRAFICO
=========================

Modulo LTspice, crossing 0 dB
   1) 160808.602 Hz   (160.809 kHz)

Modulo misura finale, crossing 0 dB
   1) 115909.213 Hz   (115.909 kHz)

Fase LTspice, crossing 0 deg (unwrap)
  nessuno nella banda analizzata

Fase misura finale, crossing 0 deg (unwrap)
  nessuno nella banda analizzata


STIMA RAZIONALE POLI/ZERI DEL SISTEMA
====================================
Ordine scelto: 3 poli, 1 zeri

MISURA FINALE
---------------------------------------------
f_ref              : 83666.0027 Hz
RMS errore modulo  : 1.1733 dB
RMS errore fase    : 7.6039 deg

Poli stimati:
  p1  = +5.600381e+06 +0.000000e+00j rad/s   |p|/2pi = 891328 Hz   [RHP]
  p2  = -2.063158e+06 +7.676357e+05j rad/s   |p|/2pi = 350354 Hz   fd = 122173 Hz   [LHP]
  p3  = -2.063158e+06 -7.676357e+05j rad/s   |p|/2pi = 350354 Hz   fd = 122173 Hz   [LHP]

Zeri stimati:
  z1  = +4.194498e+04 +0.000000e+00j rad/s   |z|/2pi = 6675.75 Hz   [RHP]

LTspice nella banda misurata
---------------------------------------------
f_ref              : 83666.0027 Hz
RMS errore modulo  : 0.0000 dB
RMS errore fase    : 0.0000 deg

Poli stimati:
  p1  = +1.747884e+07 +6.975757e+13j rad/s   |p|/2pi = 1.11023e+13 Hz   fd = 1.11023e+13 Hz   [RHP]
  p2  = +1.747884e+07 -6.975757e+13j rad/s   |p|/2pi = 1.11023e+13 Hz   fd = 1.11023e+13 Hz   [RHP]

Zeri stimati:
  z1  = -4.564353e-09 +0.000000e+00j rad/s   |z|/2pi = 7.26439e-10 Hz   [LHP]


FILE GENERATI
==============
Report completo          : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10k-100pF_risultato.txt
Misure A                 : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10k-100pF_misure_A.txt
Misure B                 : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10k-100pF_misure_B.txt
Misure finali            : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10k-100pF_misure_finali.txt
Grafico modulo           : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10k-100pF_modulo.png
Grafico fase             : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10k-100pF_fase.png
Grafico clipping         : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\100pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10k-100pF_clipping.png
