BODE BATCH - REPORT COMPLETO
============================================================
Titolo prova             : Bode: partitore 10kR-4.4nF
Base nomi file           : Bode- partitore 10kR-4.4nF
Tabella batch            : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\associazione_bode_4.7nF_10k.csv
File LTspice             : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\bode-4.4nF-10k.txt
Numero cicli             : 0 (0 = tutto il file)
Fit armonico CSV         : ON
Numero armoniche fit     : 3 (fondamentale inclusa)
Convenzione              : CH1=VSENSE, CH2=VOUT, H=CH2/CH1
Diagnostica clipping     : GLOBALE, fase + mediana molti cicli
Bin di fase              : 180
Zona estremi             : |fondamentale normalizzata| >= 0.85
Coerenza minima regione  : 75.0 %
RMS coerente minimo      : 0.50 % di Vpk
Soglia clipping warning  : 2.00 % di Vpk fondamentale
Soglia clipping alta     : 5.00 % di Vpk fondamentale


DETTAGLIO ANALISI CSV
============================================================


------------------------------------------------------------
PUNTO 1/30 - 10kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\001_10kHz_A.csv
Frequenza               : 10000 Hz
Incremento temporale    : 8e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.002399992 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0283477563 Vpk   (0.0566955126 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0764107546 Vpk   (0.152821509 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000396451862 Vpk   (-37.09 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.0012982724 Vpk   (-35.40 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000139768506 Vpk   (-46.14 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000232202605 Vpk   (-50.35 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.482897 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.726032 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000003 V   (-0.003 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.592 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.116 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH1 indice clipping     : 0.116 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000040 V   (-0.040 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.467 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 12.5 %
CH2 compressione lato - : 1.304 %   coerenza regione 81.2 %
CH2 indice clipping     : 1.304 %   lato: negativo   coerenza: 81.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00195372361 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00210845867 V
Offset CH1              : -0.000762936 V
Offset CH2              : -0.00245504 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.69547804
Modulo CH2 / CH1        : 8.6127 dB
Fase CH2 - CH1          : -93.9081 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\001_10kHz_B.csv
Frequenza               : 10000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 12.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0281210029 Vpk   (0.0562420057 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0778983086 Vpk   (0.155796617 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000749948352 Vpk   (-31.48 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.0014186103 Vpk   (-34.79 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.00022052523 Vpk   (-42.11 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000155457487 Vpk   (-54.00 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 2.779771 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.832007 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000176 V   (+0.176 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.417 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH1 compressione lato - : 0.651 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.651 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000136 V   (+0.136 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.469 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 1.890 %   coerenza regione 96.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 1.890 %   lato: positivo   coerenza: 96.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225484174 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228668082 V
Offset CH1              : -0.00117038933 V
Offset CH2              : -0.00182709333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.77011133
Modulo CH2 / CH1        : 8.8499 dB
Fase CH2 - CH1          : -91.0691 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 2/30 - 20kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\002_20kHz_A.csv
Frequenza               : 20000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0151847245 Vpk   (0.030369449 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0778466114 Vpk   (0.155693223 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000125156254 Vpk   (-41.68 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.0011589966 Vpk   (-36.54 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.54882427e-05 Vpk   (-55.50 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000254633327 Vpk   (-49.71 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.841143 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.524329 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000064 V   (+0.064 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.213 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.438 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 1.438 %   lato: positivo   coerenza: 81.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000027 V   (+0.027 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.378 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH2 compressione lato - : 0.863 %   coerenza regione 78.1 %
CH2 indice clipping     : 0.863 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00195338213 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00200492129 V
Offset CH1              : 0.000655136 V
Offset CH2              : -0.00206445867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 5.12663969
Modulo CH2 / CH1        : 14.1967 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.6946 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\002_20kHz_B.csv
Frequenza               : 20000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.014131597 Vpk   (0.028263194 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0792253822 Vpk   (0.158450764 Vpp)
CH1 armonica 2          : 9.88608415e-05 Vpk   (-43.10 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00112357191 Vpk   (-36.97 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.86044499e-05 Vpk   (-57.61 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000231902942 Vpk   (-50.67 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.711853 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.448090 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000048 V   (+0.048 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.359 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.270 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.270 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000119 V   (-0.119 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.397 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 1.316 %   coerenza regione 81.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH2 indice clipping     : 1.316 %   lato: positivo   coerenza: 81.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00204743344 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0021298649 V
Offset CH1              : 0.00102994533 V
Offset CH2              : -0.00125845333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 5.60625825
Modulo CH2 / CH1        : 14.9735 dB
Fase CH2 - CH1          : -91.7472 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 3/30 - 30kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\003_30kHz_A.csv
Frequenza               : 30000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 36.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0153261952 Vpk   (0.0306523903 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.113868444 Vpk   (0.227736888 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000137742439 Vpk   (-40.93 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00345075155 Vpk   (-30.37 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.51334748e-05 Vpk   (-50.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.00108157703 Vpk   (-40.45 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.945755 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 3.175842 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000085 V   (+0.085 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.063 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.390 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.390 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000005 V   (+0.005 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 2.294 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 6.2 %
CH2 compressione lato - : 2.591 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 indice clipping     : 2.591 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213934313 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00223615023 V
Offset CH1              : -8.70106667e-05 V
Offset CH2              : -0.00210452333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 7.42966162
Modulo CH2 / CH1        : 17.4194 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.9176 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\003_30kHz_B.csv
Frequenza               : 30000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 36.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0132645958 Vpk   (0.0265291915 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.115433412 Vpk   (0.230866824 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000315615607 Vpk   (-32.47 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00330592885 Vpk   (-30.86 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.86528839e-05 Vpk   (-50.71 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.00118142842 Vpk   (-39.80 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 2.397161 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 3.041311 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000022 V   (-0.022 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.011 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 0.324 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.324 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000191 V   (+0.191 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 2.222 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 2.205 %   coerenza regione 81.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 3.1 %
CH2 indice clipping     : 2.205 %   lato: positivo   coerenza: 81.2 %
CH2 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0022024857 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00239569631 V
Offset CH1              : 0.000841210667 V
Offset CH2              : -0.00209056067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 8.70236938
Modulo CH2 / CH1        : 18.7928 dB
Fase CH2 - CH1          : -91.0428 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 4/30 - 50kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\004_50kHz_A.csv
Frequenza               : 50000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 60.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00881402283 Vpk   (0.0176280457 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.103624771 Vpk   (0.207249542 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.21722243e-05 Vpk   (-44.55 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00181661852 Vpk   (-35.12 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.57950262e-05 Vpk   (-54.93 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000466334063 Vpk   (-46.94 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.618455 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.809913 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000017 V   (+0.017 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.789 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000065 V   (+0.065 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.454 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH2 compressione lato - : 1.632 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 indice clipping     : 1.632 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00197430193 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00198555371 V
Offset CH1              : 0.000794226667 V
Offset CH2              : -0.00154729733 V
Rapporto CH2 / CH1      : 11.7568077
Modulo CH2 / CH1        : 21.4058 dB
Fase CH2 - CH1          : -98.5409 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\004_50kHz_B.csv
Frequenza               : 50000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 60.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00681524264 Vpk   (0.0136304853 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.104454055 Vpk   (0.208908109 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000115741682 Vpk   (-35.40 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00172388363 Vpk   (-35.65 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.07304528e-05 Vpk   (-56.06 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000440965869 Vpk   (-47.49 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.705560 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.703514 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000047 V   (+0.047 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.410 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 28.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000131 V   (+0.131 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.375 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.827 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH2 indice clipping     : 0.827 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223750985 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230910034 V
Offset CH1              : 0.000342138667 V
Offset CH2              : -0.00170576267 V
Rapporto CH2 / CH1      : 15.326535
Modulo CH2 / CH1        : 23.7089 dB
Fase CH2 - CH1          : -94.8420 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 5/30 - 80kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\005_80kHz_A.csv
Frequenza               : 80000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 96.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00609737607 Vpk   (0.0121947521 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.106653325 Vpk   (0.213306651 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.97551494e-05 Vpk   (-49.79 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00141542666 Vpk   (-37.54 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.51853297e-05 Vpk   (-52.07 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000392083705 Vpk   (-48.69 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.408652 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.377105 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000097 V   (+0.097 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.396 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 0.204 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.204 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000059 V   (+0.059 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.175 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH2 compressione lato - : 0.565 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 indice clipping     : 0.565 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213926638 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00223445841 V
Offset CH1              : -0.000496772 V
Offset CH2              : -0.00202465667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 17.4916758
Modulo CH2 / CH1        : 24.8566 dB
Fase CH2 - CH1          : -100.3664 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\005_80kHz_B.csv
Frequenza               : 80000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 96.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00407962216 Vpk   (0.00815924433 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.107153178 Vpk   (0.214306355 Vpp)
CH1 armonica 2          : 8.10055946e-05 Vpk   (-34.04 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00140758844 Vpk   (-37.63 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.28193582e-06 Vpk   (-52.86 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000360294023 Vpk   (-49.47 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.998608 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.355973 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000008 V   (-0.008 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.382 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.591 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 indice clipping     : 2.591 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000149 V   (+0.149 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.184 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 1.138 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 indice clipping     : 1.138 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212342108 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217516741 V
Offset CH1              : -0.000207384 V
Offset CH2              : -0.002324184 V
Rapporto CH2 / CH1      : 26.2654661
Modulo CH2 / CH1        : 28.3877 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.3912 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 6/30 - 100kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\006_100kHz_A.csv
Frequenza               : 100000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 120.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00452513348 Vpk   (0.00905026696 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0940516539 Vpk   (0.188103308 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.17616601e-05 Vpk   (-43.07 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00071789392 Vpk   (-42.35 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.63146333e-05 Vpk   (-48.86 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000173657695 Vpk   (-54.67 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.789076 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.785312 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000063 V   (+0.063 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 6.489 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 2.606 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 2.606 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000094 V   (-0.094 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.877 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.052 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.052 %   lato: positivo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0020635362 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213242361 V
Offset CH1              : -0.000231842667 V
Offset CH2              : -0.00264885067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 20.7842828
Modulo CH2 / CH1        : 26.3547 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.2901 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\006_100kHz_B.csv
Frequenza               : 100000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 120.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00274466099 Vpk   (0.00548932198 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0943039897 Vpk   (0.188607979 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.01283335e-05 Vpk   (-34.77 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000789971346 Vpk   (-41.54 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.82015735e-06 Vpk   (-59.76 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000173408249 Vpk   (-54.71 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.829282 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.857631 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000022 V   (+0.022 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 10.289 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.498 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 3.389 %   coerenza regione 78.1 %
CH1 indice clipping     : 3.389 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: -0.000063 V   (-0.063 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.918 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.278 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.278 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00207797013 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217342465 V
Offset CH1              : 0.000209374667 V
Offset CH2              : -0.00196481467 V
Rapporto CH2 / CH1      : 34.3590666
Modulo CH2 / CH1        : 30.7208 dB
Fase CH2 - CH1          : -106.7729 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 7/30 - 120kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\007_120kHz_A.csv
Frequenza               : 120000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 144.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00351233375 Vpk   (0.00702466751 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0831630766 Vpk   (0.166326153 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.95231998e-05 Vpk   (-41.51 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000502780271 Vpk   (-44.37 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.25214387e-06 Vpk   (-51.59 dBc)
CH2 armonica 3          : 9.21691018e-05 Vpk   (-59.11 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.880867 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.614646 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000022 V   (+0.022 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 8.492 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000009 V   (-0.009 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.930 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.384 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.384 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00215934872 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217845322 V
Offset CH1              : -0.000230016 V
Offset CH2              : -0.00247857067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 23.6774414
Modulo CH2 / CH1        : 27.4867 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.3497 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\007_120kHz_B.csv
Frequenza               : 120000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 144.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00189963167 Vpk   (0.00379926333 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0833644103 Vpk   (0.166728821 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.49234481e-05 Vpk   (-34.71 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000406215067 Vpk   (-46.24 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.27816761e-06 Vpk   (-55.26 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.29986879e-05 Vpk   (-60.04 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.846514 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.497344 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000016 V   (-0.016 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 15.260 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 compressione lato - : 6.146 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 indice clipping     : 6.146 %   lato: negativo   coerenza: 81.2 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000002 V   (+0.002 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.850 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.347 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.347 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00209394127 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00223751407 V
Offset CH1              : -0.000274773333 V
Offset CH2              : -0.00196042667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 43.8845129
Modulo CH2 / CH1        : 32.8462 dB
Fase CH2 - CH1          : -112.7960 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 8/30 - 140kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\008_140kHz_A.csv
Frequenza               : 140000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 167.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00428231306 Vpk   (0.00856462612 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.111261018 Vpk   (0.222522036 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.95366376e-05 Vpk   (-46.82 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00104767417 Vpk   (-40.52 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.21108729e-05 Vpk   (-50.97 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000320473865 Vpk   (-50.81 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.536765 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.984705 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000032 V   (+0.032 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 6.705 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.475 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 4.414 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 indice clipping     : 4.414 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: -0.000058 V   (-0.058 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.970 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 compressione lato - : 0.815 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.815 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00229545034 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00237119132 V
Offset CH1              : 0.000294350667 V
Offset CH2              : -0.001417062 V
Rapporto CH2 / CH1      : 25.9815237
Modulo CH2 / CH1        : 28.2933 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.9497 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\008_140kHz_B.csv
Frequenza               : 140000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 167.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00208738819 Vpk   (0.00417477639 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.111414901 Vpk   (0.222829802 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.91086455e-05 Vpk   (-37.11 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00110643643 Vpk   (-40.06 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.35358124e-06 Vpk   (-47.95 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000349177746 Vpk   (-50.08 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.450788 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.041357 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000122 V   (+0.122 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 13.172 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 4.061 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 15.698 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 15.698 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000007 V   (+0.007 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.996 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.727 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 0.727 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00203717609 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00216133534 V
Offset CH1              : 0.000756585333 V
Offset CH2              : -0.00232355867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 53.3752664
Modulo CH2 / CH1        : 34.5468 dB
Fase CH2 - CH1          : -119.0532 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 9/30 - 160kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\009_160kHz_A.csv
Frequenza               : 160000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 191.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00358766394 Vpk   (0.00717532788 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.100335468 Vpk   (0.200670935 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.41690416e-05 Vpk   (-43.43 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000669443101 Vpk   (-43.51 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.95949149e-05 Vpk   (-45.25 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000137598105 Vpk   (-57.26 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.867260 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.681153 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000080 V   (-0.080 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.964 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 0.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000145 V   (-0.145 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.844 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.505 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 indice clipping     : 0.505 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00215867384 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217005471 V
Offset CH1              : -0.000708366667 V
Offset CH2              : -0.00138419067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 27.9667966
Modulo CH2 / CH1        : 28.9329 dB
Fase CH2 - CH1          : -103.4504 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\009_160kHz_B.csv
Frequenza               : 160000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 191.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00152706384 Vpk   (0.00305412767 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.100498166 Vpk   (0.200996331 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.62831037e-05 Vpk   (-39.44 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000564417612 Vpk   (-45.01 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.10996281e-06 Vpk   (-51.40 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.00015530565 Vpk   (-56.22 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.099744 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.582493 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000115 V   (+0.115 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 20.171 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 21.149 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 21.149 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000160 V   (+0.160 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.750 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.322 %   coerenza regione 78.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 indice clipping     : 0.322 %   lato: positivo   coerenza: 78.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00202992197 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00212956377 V
Offset CH1              : 0.000229766667 V
Offset CH2              : -0.001858526 V
Rapporto CH2 / CH1      : 65.8113715
Modulo CH2 / CH1        : 36.3660 dB
Fase CH2 - CH1          : -127.1615 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 10/30 - 180kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\010_180kHz_A.csv
Frequenza               : 180000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 215.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00306146033 Vpk   (0.00612292065 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0910677154 Vpk   (0.182135431 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.74802207e-05 Vpk   (-40.94 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000369701842 Vpk   (-47.83 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.81091931e-05 Vpk   (-44.56 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.49743366e-05 Vpk   (-61.69 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.074996 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.414228 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000076 V   (-0.076 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 9.601 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.114 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 8.093 %   coerenza regione 87.5 %
CH1 indice clipping     : 8.093 %   lato: negativo   coerenza: 87.5 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000075 V   (-0.075 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.824 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.302 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.302 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00197350171 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00203922037 V
Offset CH1              : -0.000829724 V
Offset CH2              : -0.00194157667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 29.7464954
Modulo CH2 / CH1        : 29.4687 dB
Fase CH2 - CH1          : -103.9908 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\010_180kHz_B.csv
Frequenza               : 180000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 215.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00114784476 Vpk   (0.00229568952 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0912007757 Vpk   (0.182401551 Vpp)
CH1 armonica 2          : 9.48298036e-06 Vpk   (-41.66 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00043759504 Vpk   (-46.38 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.2102215e-06 Vpk   (-44.04 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.98525266e-05 Vpk   (-62.32 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.037839 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.485890 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000110 V   (-0.110 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 26.883 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 15.222 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 compressione lato - : 37.609 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 37.609 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000002 V   (-0.002 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.787 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.633 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.633 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00210205695 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217063005 V
Offset CH1              : -1.80026667e-05 V
Offset CH2              : -0.002603198 V
Rapporto CH2 / CH1      : 79.4539288
Modulo CH2 / CH1        : 38.0023 dB
Fase CH2 - CH1          : -137.7329 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 11/30 - 200kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\011_200kHz_A.csv
Frequenza               : 200000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 239.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00269452572 Vpk   (0.00538905143 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0830903729 Vpk   (0.166180746 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.29140446e-05 Vpk   (-41.41 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000340110471 Vpk   (-47.76 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.24301002e-06 Vpk   (-58.39 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.71358755e-05 Vpk   (-63.25 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.858867 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.415062 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000044 V   (+0.044 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.252 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 9.4 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 9.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000118 V   (+0.118 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.879 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 compressione lato - : 0.225 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 indice clipping     : 0.225 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00210347919 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0021944014 V
Offset CH1              : -0.000772528 V
Offset CH2              : -0.001789136 V
Rapporto CH2 / CH1      : 30.8367341
Modulo CH2 / CH1        : 29.7814 dB
Fase CH2 - CH1          : -104.3622 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\011_200kHz_B.csv
Frequenza               : 200000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 239.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000913556733 Vpk   (0.00182711347 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0832174276 Vpk   (0.166434855 Vpp)
CH1 armonica 2          : 8.98302861e-06 Vpk   (-40.15 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000245612291 Vpk   (-50.60 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.83188623e-06 Vpk   (-45.53 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.97280659e-05 Vpk   (-62.88 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.116526 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.303747 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000165 V   (-0.165 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 27.404 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 10.999 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 compressione lato - : 6.085 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 indice clipping     : 10.999 %   lato: positivo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000036 V   (-0.036 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.821 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.084 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.009 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.084 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00217821274 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00229305709 V
Offset CH1              : 0.000186997333 V
Offset CH2              : -0.00177846933 V
Rapporto CH2 / CH1      : 91.091691
Modulo CH2 / CH1        : 39.1896 dB
Fase CH2 - CH1          : -149.0962 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 12/30 - 220kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\012_220kHz_A.csv
Frequenza               : 220000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 263.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00324922488 Vpk   (0.00649844975 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.101763169 Vpk   (0.203526338 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.83175331e-05 Vpk   (-41.19 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00057139304 Vpk   (-45.01 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.43235579e-06 Vpk   (-50.74 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000117705051 Vpk   (-58.74 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.918593 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.573283 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000099 V   (+0.099 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 10.541 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 compressione lato - : 10.905 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 indice clipping     : 10.905 %   lato: negativo   coerenza: 81.2 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000015 V   (-0.015 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.824 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH2 compressione lato - : 0.462 %   coerenza regione 78.1 %
CH2 indice clipping     : 0.462 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00203286994 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0021328157 V
Offset CH1              : 0.000158742667 V
Offset CH2              : -0.00194551867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 31.3192139
Modulo CH2 / CH1        : 29.9162 dB
Fase CH2 - CH1          : -104.3808 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\012_220kHz_B.csv
Frequenza               : 220000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 263.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000999707393 Vpk   (0.00199941479 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.101930754 Vpk   (0.203861509 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.51705124e-06 Vpk   (-46.90 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000442137782 Vpk   (-47.25 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.52847291e-06 Vpk   (-46.88 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.00012082478 Vpk   (-58.52 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.639803 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.449668 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000032 V   (-0.032 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 32.851 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 33.179 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 33.179 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000079 V   (-0.079 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.785 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.142 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.142 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212769354 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00224547996 V
Offset CH1              : -0.000138370667 V
Offset CH2              : -0.002174062 V
Rapporto CH2 / CH1      : 101.960589
Modulo CH2 / CH1        : 40.1686 dB
Fase CH2 - CH1          : -162.3672 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 13/30 - 240kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\013_240kHz_A.csv
Frequenza               : 240000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 287.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0029156329 Vpk   (0.0058312658 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0941507131 Vpk   (0.188301426 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.48923712e-05 Vpk   (-41.37 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000307646539 Vpk   (-49.72 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.09054886e-05 Vpk   (-48.54 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.41108196e-05 Vpk   (-60.98 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.932095 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.338752 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000066 V   (-0.066 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 10.395 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000120 V   (-0.120 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.718 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.293 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 indice clipping     : 0.293 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00201381603 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00208773893 V
Offset CH1              : -0.000658876 V
Offset CH2              : -0.001906778 V
Rapporto CH2 / CH1      : 32.2916898
Modulo CH2 / CH1        : 30.1818 dB
Fase CH2 - CH1          : -104.3571 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\013_240kHz_B.csv
Frequenza               : 240000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 287.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00090123403 Vpk   (0.00180246806 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0943755865 Vpk   (0.188751173 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.08025048e-06 Vpk   (-46.88 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000353809485 Vpk   (-48.52 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.71704639e-06 Vpk   (-47.69 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.00727499e-05 Vpk   (-63.92 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.612438 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.380261 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000013 V   (-0.013 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 33.110 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 3.1 %
CH1 compressione lato - : 5.223 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 indice clipping     : 5.223 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000058 V   (+0.058 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.638 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0022032895 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00236430522 V
Offset CH1              : 0.000432528 V
Offset CH2              : -5.06353333e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 104.718179
Modulo CH2 / CH1        : 40.4004 dB
Fase CH2 - CH1          : -175.9702 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 14/30 - 260kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\014_260kHz_A.csv
Frequenza               : 260000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 311.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00271824343 Vpk   (0.00543648685 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0875527335 Vpk   (0.175105467 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.24151527e-05 Vpk   (-38.47 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000269625598 Vpk   (-50.23 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.0635512e-06 Vpk   (-54.60 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.40941413e-05 Vpk   (-65.96 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.206965 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.312049 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000011 V   (+0.011 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 9.885 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.884 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 3.547 %   coerenza regione 84.4 %
CH1 indice clipping     : 3.547 %   lato: negativo   coerenza: 84.4 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: -0.000025 V   (-0.025 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.810 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.141 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.141 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00214855515 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217979852 V
Offset CH1              : 0.000200341333 V
Offset CH2              : -0.00198497067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 32.2093057
Modulo CH2 / CH1        : 30.1596 dB
Fase CH2 - CH1          : -104.4936 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\014_260kHz_B.csv
Frequenza               : 260000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 311.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000843159605 Vpk   (0.00168631921 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0877211815 Vpk   (0.175442363 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.264731e-06 Vpk   (-42.58 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000280936965 Vpk   (-49.89 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.69783001e-06 Vpk   (-43.40 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.23150046e-05 Vpk   (-66.33 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.004353 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.323874 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000080 V   (+0.080 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 41.023 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 compressione lato - : 19.434 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 19.434 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000033 V   (+0.033 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.554 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.113 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.113 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00205512876 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230435994 V
Offset CH1              : -0.000233885333 V
Offset CH2              : -0.000668156 V
Rapporto CH2 / CH1      : 104.038643
Modulo CH2 / CH1        : 40.3439 dB
Fase CH2 - CH1          : 170.7420 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 15/30 - 280kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\015_280kHz_A.csv
Frequenza               : 280000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 335.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00253782666 Vpk   (0.00507565332 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0816939742 Vpk   (0.163387948 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.74833769e-05 Vpk   (-43.24 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000244411158 Vpk   (-50.48 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.9543784e-06 Vpk   (-54.19 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.17704348e-05 Vpk   (-65.83 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.716038 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.303517 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000026 V   (-0.026 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 13.060 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 3.1 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 3.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000003 V   (-0.003 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.907 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.297 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.297 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212995998 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00220923441 V
Offset CH1              : 0.00074682 V
Offset CH2              : -0.00158008533 V
Rapporto CH2 / CH1      : 32.1905257
Modulo CH2 / CH1        : 30.1546 dB
Fase CH2 - CH1          : -104.4711 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\015_280kHz_B.csv
Frequenza               : 280000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 335.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000833223911 Vpk   (0.00166644782 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0819051601 Vpk   (0.16381032 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.38855579e-06 Vpk   (-55.56 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000217499582 Vpk   (-51.52 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.77214393e-06 Vpk   (-49.56 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.6824454e-05 Vpk   (-66.94 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.372104 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.269330 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000114 V   (-0.114 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 31.536 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 0.481 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.481 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000084 V   (+0.084 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.721 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.556 %   coerenza regione 81.2 %
CH2 compressione lato - : 0.092 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.556 %   lato: positivo   coerenza: 81.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0022895341 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00256000599 V
Offset CH1              : 0.000110452 V
Offset CH2              : 9.1596e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 98.2990994
Modulo CH2 / CH1        : 39.8510 dB
Fase CH2 - CH1          : 159.3152 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 16/30 - 300kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\016_300kHz_A.csv
Frequenza               : 300000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 359.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00236796634 Vpk   (0.00473593268 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0765901875 Vpk   (0.153180375 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.08883429e-05 Vpk   (-41.09 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000129587912 Vpk   (-55.43 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.36730592e-06 Vpk   (-52.89 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.82981827e-05 Vpk   (-66.02 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.910777 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.176431 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000063 V   (+0.063 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 13.405 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 compressione lato - : 2.677 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 2.677 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000072 V   (+0.072 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.885 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00207856838 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00211451461 V
Offset CH1              : -1.6752e-05 V
Offset CH2              : -0.00222689067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 32.3442889
Modulo CH2 / CH1        : 30.1960 dB
Fase CH2 - CH1          : -104.2476 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\016_300kHz_B.csv
Frequenza               : 300000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 359.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000841901368 Vpk   (0.00168380274 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0768374059 Vpk   (0.153674812 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.58853711e-06 Vpk   (-42.13 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000176759536 Vpk   (-52.76 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.01372647e-06 Vpk   (-52.43 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.36672456e-05 Vpk   (-70.23 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.818315 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.232097 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000135 V   (-0.135 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 30.030 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 4.958 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 4.958 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: -0.000012 V   (-0.012 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.718 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.004 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.004 %   lato: positivo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00219334273 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0023468185 V
Offset CH1              : 0.000167562667 V
Offset CH2              : -0.000563708 V
Rapporto CH2 / CH1      : 91.2665174
Modulo CH2 / CH1        : 39.2062 dB
Fase CH2 - CH1          : 150.5256 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 17/30 - 320kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\017_320kHz_A.csv
Frequenza               : 320000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 383.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00222694872 Vpk   (0.00445389745 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0721066783 Vpk   (0.144213357 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.22646468e-05 Vpk   (-40.00 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000143037808 Vpk   (-54.05 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.39349286e-06 Vpk   (-50.84 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.03167072e-05 Vpk   (-67.53 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.040187 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.202776 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000045 V   (-0.045 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.823 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 1.969 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 1.969 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000020 V   (-0.020 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.003 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.081 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.081 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00199676903 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00211314816 V
Offset CH1              : -0.000131106667 V
Offset CH2              : -0.00145949333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 32.3791372
Modulo CH2 / CH1        : 30.2053 dB
Fase CH2 - CH1          : -104.1094 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\017_320kHz_B.csv
Frequenza               : 320000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 383.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000863603859 Vpk   (0.00172720772 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0722709657 Vpk   (0.144541931 Vpp)
CH1 armonica 2          : 8.24468459e-06 Vpk   (-40.40 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000139715963 Vpk   (-54.27 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.15242689e-06 Vpk   (-46.36 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.16123356e-05 Vpk   (-70.49 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.068931 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.195622 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000036 V   (-0.036 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 30.836 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.472 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 5.481 %   coerenza regione 78.1 %
CH1 indice clipping     : 5.481 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000064 V   (-0.064 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.714 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.235 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 compressione lato - : 0.201 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 indice clipping     : 0.235 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0020890863 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00229037055 V
Offset CH1              : 1.82253333e-05 V
Offset CH2              : 0.000120044 V
Rapporto CH2 / CH1      : 83.6853204
Modulo CH2 / CH1        : 38.4530 dB
Fase CH2 - CH1          : 143.3134 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 18/30 - 350kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\018_350kHz_A.csv
Frequenza               : 350000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 419.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0020758162 Vpk   (0.00415163241 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0662105241 Vpk   (0.132421048 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.01457277e-05 Vpk   (-40.26 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00022383015 Vpk   (-49.42 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.07016671e-06 Vpk   (-50.68 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.81216046e-05 Vpk   (-64.80 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.013595 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.342926 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000126 V   (-0.126 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 16.492 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 0.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000026 V   (-0.026 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.054 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.450 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.450 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00196321597 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002017822 V
Offset CH1              : 0.000293525333 V
Offset CH2              : -0.001197616 V
Rapporto CH2 / CH1      : 31.8961399
Modulo CH2 / CH1        : 30.0748 dB
Fase CH2 - CH1          : -103.5557 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\018_350kHz_B.csv
Frequenza               : 350000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 419.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000906310568 Vpk   (0.00181262114 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0663583412 Vpk   (0.132716682 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.27981523e-06 Vpk   (-51.99 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000101629361 Vpk   (-56.30 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.47285121e-06 Vpk   (-46.13 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.13053817e-05 Vpk   (-69.87 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.553933 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.156482 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000110 V   (-0.110 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 32.174 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 0.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000044 V   (-0.044 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.808 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.335 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.385 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.385 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00222951115 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00244947512 V
Offset CH1              : 0.000585194667 V
Offset CH2              : 0.000247416 V
Rapporto CH2 / CH1      : 73.2181037
Modulo CH2 / CH1        : 37.2924 dB
Fase CH2 - CH1          : 134.8056 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 19/30 - 370kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\019_370kHz_A.csv
Frequenza               : 370000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 443.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00196363194 Vpk   (0.00392726389 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0627663109 Vpk   (0.125532622 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.64379372e-05 Vpk   (-41.54 dBc)
CH2 armonica 2          : 9.81661827e-05 Vpk   (-56.12 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.58282463e-06 Vpk   (-57.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.65416649e-05 Vpk   (-67.48 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.847390 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.162015 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000015 V   (-0.015 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 14.095 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 12.5 %
CH1 compressione lato - : 0.789 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.789 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000046 V   (+0.046 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.102 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.009 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.009 %   lato: positivo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00203067516 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217803142 V
Offset CH1              : -0.000451197333 V
Offset CH2              : -0.00169477333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 31.964397
Modulo CH2 / CH1        : 30.0933 dB
Fase CH2 - CH1          : -103.1891 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\019_370kHz_B.csv
Frequenza               : 370000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 443.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000920811456 Vpk   (0.00184162291 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0629756597 Vpk   (0.125951319 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.44522156e-06 Vpk   (-46.33 dBc)
CH2 armonica 2          : 8.8968217e-05 Vpk   (-57.00 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.28088526e-06 Vpk   (-46.65 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.2647285e-05 Vpk   (-68.88 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.670211 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.145779 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000006 V   (+0.006 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 34.099 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 20.881 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 20.881 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000089 V   (-0.089 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.884 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0022204915 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00233626694 V
Offset CH1              : -0.000113350667 V
Offset CH2              : 0.000508616 V
Rapporto CH2 / CH1      : 68.3914815
Modulo CH2 / CH1        : 36.7000 dB
Fase CH2 - CH1          : 130.7215 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 20/30 - 400kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\020_400kHz_A.csv
Frequenza               : 400000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 479.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00187281882 Vpk   (0.00374563764 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.05822628 Vpk   (0.11645256 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.5679169e-05 Vpk   (-41.54 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.18095558e-05 Vpk   (-58.18 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.21705914e-06 Vpk   (-63.74 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.02859731e-05 Vpk   (-69.16 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.839715 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.128155 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000112 V   (+0.112 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 15.441 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH1 compressione lato - : 3.143 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 3.143 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000088 V   (+0.088 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.059 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.074 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.468 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.468 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211553061 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228063153 V
Offset CH1              : -0.000371344 V
Offset CH2              : -4.0716e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 31.0901831
Modulo CH2 / CH1        : 29.8525 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.7334 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\020_400kHz_B.csv
Frequenza               : 400000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 479.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.000967579211 Vpk   (0.00193515842 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0583872526 Vpk   (0.116774505 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.21449536e-05 Vpk   (-38.03 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.17210219e-05 Vpk   (-62.92 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.08142425e-06 Vpk   (-59.03 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.62681659e-05 Vpk   (-71.10 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.260156 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.076696 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000056 V   (+0.056 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 26.664 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 9.522 %   coerenza regione 93.8 %
CH1 compressione lato - : 17.340 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 17.340 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000175 V   (+0.175 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.561 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 21.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00228038284 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00237095063 V
Offset CH1              : -9.4244e-05 V
Offset CH2              : -0.000699354667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 60.3436411
Modulo CH2 / CH1        : 35.6126 dB
Fase CH2 - CH1          : 125.1005 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 21/30 - 430kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\021_430kHz_A.csv
Frequenza               : 430000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 515.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00177618104 Vpk   (0.00355236209 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0542815349 Vpk   (0.10856307 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.14638006e-05 Vpk   (-43.80 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.91676667e-05 Vpk   (-60.86 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.56597539e-06 Vpk   (-56.80 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.54378818e-05 Vpk   (-70.92 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.661389 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.094939 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000151 V   (-0.151 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 15.833 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 6.2 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 0.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000048 V   (+0.048 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.018 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00215952185 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00224787139 V
Offset CH1              : -7.46093333e-05 V
Offset CH2              : 0.000233248 V
Rapporto CH2 / CH1      : 30.560812
Modulo CH2 / CH1        : 29.7033 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.2490 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\021_430kHz_B.csv
Frequenza               : 430000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 515.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00097816238 Vpk   (0.00195632476 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0544471793 Vpk   (0.108894359 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.71608408e-06 Vpk   (-42.06 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.05317284e-05 Vpk   (-60.65 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.48688063e-06 Vpk   (-46.77 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.37627052e-06 Vpk   (-78.63 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.912508 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.093545 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000406 V   (-0.406 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 37.122 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 31.977 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 indice clipping     : 31.977 %   lato: positivo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000102 V   (-0.102 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.630 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.150 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.150 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00214843195 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00221487634 V
Offset CH1              : -0.000621442667 V
Offset CH2              : -0.000808482667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 55.6627206
Modulo CH2 / CH1        : 34.9113 dB
Fase CH2 - CH1          : 121.4855 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 22/30 - 450kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\022_450kHz_A.csv
Frequenza               : 450000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 539.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00173920825 Vpk   (0.00347841651 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0519242905 Vpk   (0.103848581 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.11621608e-05 Vpk   (-43.85 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.77646586e-05 Vpk   (-59.07 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.56689666e-06 Vpk   (-60.91 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.06247464e-06 Vpk   (-93.78 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.648088 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.111267 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000124 V   (-0.124 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 18.418 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.979 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 24.006 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 24.006 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000077 V   (-0.077 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.209 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.147 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.147 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00228315507 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00241672606 V
Offset CH1              : 0.000469573333 V
Offset CH2              : 0.000376456 V
Rapporto CH2 / CH1      : 29.8551311
Modulo CH2 / CH1        : 29.5004 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.9075 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\022_450kHz_B.csv
Frequenza               : 450000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 539.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00101816167 Vpk   (0.00203632334 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0521149245 Vpk   (0.104229849 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.2308037e-05 Vpk   (-38.35 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.20829293e-05 Vpk   (-64.21 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.26194934e-06 Vpk   (-47.56 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.05596218e-06 Vpk   (-88.08 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.279272 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.061688 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000129 V   (-0.129 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 28.934 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 12.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 12.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000012 V   (+0.012 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.703 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.338 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.338 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00207625753 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00209629226 V
Offset CH1              : 0.000385474667 V
Offset CH2              : -0.000834965333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 51.1853136
Modulo CH2 / CH1        : 34.1829 dB
Fase CH2 - CH1          : 119.0946 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 23/30 - 480kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\023_480kHz_A.csv
Frequenza               : 480000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 575.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00165794444 Vpk   (0.00331588888 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0487591233 Vpk   (0.0975182466 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.80415074e-05 Vpk   (-39.27 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.69713808e-05 Vpk   (-60.32 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.34063046e-06 Vpk   (-57.00 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.40712614e-05 Vpk   (-70.79 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.097305 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.100563 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000119 V   (-0.119 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 18.518 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000039 V   (+0.039 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.014 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0018917763 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00202277339 V
Offset CH1              : -0.000259373333 V
Offset CH2              : -0.00010266 V
Rapporto CH2 / CH1      : 29.4093831
Modulo CH2 / CH1        : 29.3697 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.3801 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\023_480kHz_B.csv
Frequenza               : 480000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 575.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00102893672 Vpk   (0.00205787343 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0489588227 Vpk   (0.0979176455 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.81154085e-06 Vpk   (-43.58 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.57859491e-05 Vpk   (-65.57 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.97610325e-06 Vpk   (-50.77 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.11644919e-05 Vpk   (-72.84 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.722428 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.057393 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000142 V   (+0.142 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 31.805 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.981 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 34.741 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 34.741 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000067 V   (+0.067 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.715 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00208816997 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00212945285 V
Offset CH1              : -0.000310817333 V
Offset CH2              : -0.000202088 V
Rapporto CH2 / CH1      : 47.5819571
Modulo CH2 / CH1        : 33.5488 dB
Fase CH2 - CH1          : 116.8382 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 24/30 - 500kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\024_500kHz_A.csv
Frequenza               : 500000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 599.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0016025826 Vpk   (0.0032051652 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0469049041 Vpk   (0.0938098082 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.58924633e-05 Vpk   (-40.07 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.79149709e-05 Vpk   (-64.51 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.22009117e-06 Vpk   (-48.22 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.10501733e-05 Vpk   (-61.16 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.064927 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.105836 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000077 V   (-0.077 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 19.878 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 6.742 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 6.742 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000040 V   (-0.040 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.373 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00189583242 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00208659523 V
Offset CH1              : -0.000696184 V
Offset CH2              : 0.000405888 V
Rapporto CH2 / CH1      : 29.2683223
Modulo CH2 / CH1        : 29.3280 dB
Fase CH2 - CH1          : -100.9165 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\024_500kHz_B.csv
Frequenza               : 500000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 599.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00104798814 Vpk   (0.00209597628 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0470421795 Vpk   (0.094084359 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.69976737e-06 Vpk   (-43.89 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.61622291e-05 Vpk   (-62.28 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.90812442e-06 Vpk   (-44.98 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.67592432e-06 Vpk   (-76.96 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.852365 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.078171 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000042 V   (+0.042 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 36.703 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 36.830 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 indice clipping     : 36.830 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000028 V   (-0.028 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.926 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.391 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.391 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00244821931 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00249612254 V
Offset CH1              : -0.000270492 V
Offset CH2              : -0.000491322667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 44.8880838
Modulo CH2 / CH1        : 33.0426 dB
Fase CH2 - CH1          : 115.1683 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 25/30 - 530kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\025_530kHz_A.csv
Frequenza               : 530000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 635.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00158441526 Vpk   (0.00316883051 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0443072668 Vpk   (0.0886145336 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.5110204e-05 Vpk   (-40.41 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.62061007e-05 Vpk   (-57.93 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.8007861e-06 Vpk   (-52.40 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.11041028e-05 Vpk   (-58.76 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.983384 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.171452 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000036 V   (-0.036 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 20.671 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 0.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000153 V   (+0.153 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.225 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 21.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00227374406 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00241625924 V
Offset CH1              : -0.000225610667 V
Offset CH2              : 0.00044224 V
Rapporto CH2 / CH1      : 27.9644283
Modulo CH2 / CH1        : 28.9321 dB
Fase CH2 - CH1          : -100.4340 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\025_530kHz_B.csv
Frequenza               : 530000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 635.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00107103898 Vpk   (0.00214207795 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.044455441 Vpk   (0.088910882 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.88177816e-06 Vpk   (-43.84 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.37629154e-05 Vpk   (-62.39 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.3922993e-06 Vpk   (-57.72 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.22832921e-06 Vpk   (-82.78 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.655551 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.076294 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000053 V   (-0.053 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 24.944 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 24.438 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 compressione lato - : 18.397 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 24.438 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000070 V   (+0.070 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.812 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 46.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0020239126 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00212223814 V
Offset CH1              : 8.53133333e-05 V
Offset CH2              : -0.000180165333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 41.5068378
Modulo CH2 / CH1        : 32.3624 dB
Fase CH2 - CH1          : 113.4373 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 26/30 - 550kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\026_550kHz_A.csv
Frequenza               : 550000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 659.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00156206293 Vpk   (0.00312412587 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0426993797 Vpk   (0.0853987595 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.82190616e-06 Vpk   (-46.01 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.62135347e-05 Vpk   (-59.31 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.31506478e-06 Vpk   (-56.58 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.30556149e-05 Vpk   (-65.35 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.522214 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.120951 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000047 V   (-0.047 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 16.725 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 14.298 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 14.298 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000040 V   (-0.040 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.379 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.596 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 indice clipping     : 0.596 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223445749 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00235279733 V
Offset CH1              : 0.000525070667 V
Offset CH2              : 0.000195108 V
Rapporto CH2 / CH1      : 27.3352493
Modulo CH2 / CH1        : 28.7345 dB
Fase CH2 - CH1          : -100.0377 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\026_550kHz_B.csv
Frequenza               : 550000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 659.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0010802986 Vpk   (0.0021605972 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0428771738 Vpk   (0.0857543476 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.1498418e-05 Vpk   (-39.46 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.33866697e-06 Vpk   (-75.33 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.43817629e-06 Vpk   (-57.51 dBc)
CH2 armonica 3          : 9.42712723e-06 Vpk   (-73.16 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.072667 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.027863 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000138 V   (-0.138 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 23.967 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 22.994 %   coerenza regione 96.9 %
CH1 compressione lato - : 20.641 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 22.994 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 96.9 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000030 V   (-0.030 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.781 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.025 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.248 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.248 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00185940889 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00192843297 V
Offset CH1              : 0.000153594667 V
Offset CH2              : 0.000273216 V
Rapporto CH2 / CH1      : 39.6901133
Modulo CH2 / CH1        : 31.9736 dB
Fase CH2 - CH1          : 112.2398 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 27/30 - 580kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\027_580kHz_A.csv
Frequenza               : 580000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 695.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00151928455 Vpk   (0.00303856909 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0405227663 Vpk   (0.0810455327 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.96276471e-06 Vpk   (-45.61 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.89369546e-05 Vpk   (-62.92 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.73966637e-06 Vpk   (-54.88 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.02164286e-05 Vpk   (-71.97 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.554267 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.075729 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000070 V   (+0.070 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 23.532 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 9.4 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 9.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000157 V   (-0.157 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.241 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.188 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.188 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225897688 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00238658258 V
Offset CH1              : -3.45413333e-05 V
Offset CH2              : 0.000445068 V
Rapporto CH2 / CH1      : 26.6722691
Modulo CH2 / CH1        : 28.5212 dB
Fase CH2 - CH1          : -99.4193 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\027_580kHz_B.csv
Frequenza               : 580000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 695.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00109571883 Vpk   (0.00219143767 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.04071459 Vpk   (0.08142918 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.57104904e-06 Vpk   (-43.21 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.41769377e-05 Vpk   (-69.16 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.58308242e-06 Vpk   (-43.20 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.28593909e-05 Vpk   (-70.01 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.977951 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.047011 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000111 V   (-0.111 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 24.724 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 26.227 %   coerenza regione 87.5 %
CH1 compressione lato - : 17.816 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 26.227 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 87.5 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000095 V   (-0.095 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.894 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.051 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.051 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00196022216 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00203217339 V
Offset CH1              : 0.000169041333 V
Offset CH2              : -0.000694709333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 37.1578809
Modulo CH2 / CH1        : 31.4010 dB
Fase CH2 - CH1          : 110.5818 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 28/30 - 600kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\028_600kHz_A.csv
Frequenza               : 600000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 719.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00148615835 Vpk   (0.0029723167 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0391733735 Vpk   (0.0783467471 Vpp)
CH1 armonica 2          : 9.70961853e-06 Vpk   (-43.70 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.7671235e-05 Vpk   (-66.91 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.4263798e-06 Vpk   (-55.74 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.20936647e-06 Vpk   (-73.57 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.673427 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.049740 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000229 V   (-0.229 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 23.810 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 6.2 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 6.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000057 V   (-0.057 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.986 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.546 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.095 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.546 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00209165413 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00212346862 V
Offset CH1              : -2.14693333e-05 V
Offset CH2              : 0.000101242667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 26.3588153
Modulo CH2 / CH1        : 28.4185 dB
Fase CH2 - CH1          : -99.2452 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\028_600kHz_B.csv
Frequenza               : 600000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 719.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00109018696 Vpk   (0.00218037392 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0393981733 Vpk   (0.0787963466 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.81085752e-06 Vpk   (-45.47 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.37673408e-05 Vpk   (-64.39 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.22196155e-06 Vpk   (-44.87 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.51515097e-06 Vpk   (-74.39 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.780917 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.063270 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000236 V   (-0.236 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 24.373 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 22.179 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 compressione lato - : 23.280 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 23.280 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000179 V   (-0.179 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.868 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213721739 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00214994391 V
Offset CH1              : 0.000230481333 V
Offset CH2              : 0.000120053333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 36.1389144
Modulo CH2 / CH1        : 31.1595 dB
Fase CH2 - CH1          : 109.7078 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 29/30 - 650kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\029_650kHz_A.csv
Frequenza               : 650000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 779.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.001451418 Vpk   (0.002902836 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0362170529 Vpk   (0.0724341058 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.05301961e-05 Vpk   (-42.79 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.25880227e-05 Vpk   (-60.92 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.35774779e-06 Vpk   (-50.45 dBc)
CH2 armonica 3          : 9.09378353e-06 Vpk   (-72.00 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.785182 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.093417 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000114 V   (+0.114 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 24.215 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 6.2 %
CH1 compressione lato - : 25.909 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 indice clipping     : 25.909 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000012 V   (-0.012 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.013 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.120 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.120 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225397687 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00226074878 V
Offset CH1              : 3.5232e-05 V
Offset CH2              : -0.000161285333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 24.9528757
Modulo CH2 / CH1        : 27.9424 dB
Fase CH2 - CH1          : -98.5138 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\029_650kHz_B.csv
Frequenza               : 650000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 779.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00110261149 Vpk   (0.00220522298 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0364667459 Vpk   (0.0729334918 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.1862487e-06 Vpk   (-45.02 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.03376386e-05 Vpk   (-70.95 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.13099413e-06 Vpk   (-54.28 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.76806318e-06 Vpk   (-76.02 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.593409 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.032462 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000058 V   (+0.058 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 32.868 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.629 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 40.423 %   coerenza regione 78.1 %
CH1 indice clipping     : 40.423 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000025 V   (-0.025 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.984 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 46.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211659092 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00224889436 V
Offset CH1              : -0.000288449333 V
Offset CH2              : -0.000310512 V
Rapporto CH2 / CH1      : 33.0730689
Modulo CH2 / CH1        : 30.3895 dB
Fase CH2 - CH1          : 107.9014 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 30/30 - 700kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\030_700kHz_A.csv
Frequenza               : 700000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 839.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00141289389 Vpk   (0.00282578777 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0336869019 Vpk   (0.0673738039 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.46224925e-05 Vpk   (-39.70 dBc)
CH2 armonica 2          : 6.55830694e-05 Vpk   (-54.21 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.17990749e-06 Vpk   (-47.18 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.73288607e-06 Vpk   (-75.38 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.123565 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.195427 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000119 V   (+0.119 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 24.256 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 9.4 %
CH1 compressione lato - : 25.158 %   coerenza regione 84.4 %
CH1 indice clipping     : 25.158 %   lato: negativo   coerenza: 84.4 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000050 V   (+0.050 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.056 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.062 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.138 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.138 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00206912756 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00210477252 V
Offset CH1              : 4.50586667e-05 V
Offset CH2              : -0.000237976 V
Rapporto CH2 / CH1      : 23.8424855
Modulo CH2 / CH1        : 27.5470 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.7156 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\030_700kHz_B.csv
Frequenza               : 700000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 839.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00112637198 Vpk   (0.00225274396 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0339473536 Vpk   (0.0678947072 Vpp)
CH1 armonica 2          : 8.4905593e-06 Vpk   (-42.45 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.24226531e-05 Vpk   (-60.40 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.98574149e-06 Vpk   (-47.08 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.11822075e-06 Vpk   (-72.43 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.874150 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.098457 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000080 V   (-0.080 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 24.227 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 3.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 3.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000054 V   (+0.054 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.948 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.416 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 indice clipping     : 0.416 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00210652419 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213720302 V
Offset CH1              : 0.000404138667 V
Offset CH2              : -0.000546658667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 30.1386701
Modulo CH2 / CH1        : 29.5825 dB
Fase CH2 - CH1          : 106.1736 deg



RISULTATI ELABORATI A / B / FINALE
===============================================================================================================
      Freq  Modo       A dB      A fase       B dB      B fase    Final dB   Final fase   SPICE dB  SPICE fase   Delta dB  Delta deg
===============================================================================================================
     10kHz   A/B      8.613     -93.908      8.850     -91.069       8.731      -92.489      8.736     -90.000     -0.005     -2.489
     20kHz   A/B     14.197     -96.695     14.973     -91.747      14.585      -94.221     14.757     -90.000     -0.171     -4.221
     30kHz   A/B     17.419     -96.918     18.793     -91.043      18.106      -93.980     18.278     -90.000     -0.172     -3.980
     50kHz   A/B     21.406     -98.541     23.709     -94.842      22.557      -96.691     22.715     -90.000     -0.158     -6.691
     80kHz   A/B     24.857    -100.366     28.388    -101.391      26.622     -100.879     26.798     -90.000     -0.176    -10.879
    100kHz   A/B     26.355    -101.290     30.721    -106.773      28.538     -104.032     28.736     -90.000     -0.198    -14.032
    120kHz   A/B     27.487    -102.350     32.846    -112.796      30.166     -107.573     30.320     -90.000     -0.153    -17.573
    140kHz   A/B     28.293    -102.950     34.547    -119.053      31.420     -111.001     31.658     -90.000     -0.238    -21.001
    160kHz   A/B     28.933    -103.450     36.366    -127.162      32.649     -115.306     32.818     -90.000     -0.169    -25.306
    180kHz   A/B     29.469    -103.991     38.002    -137.733      33.736     -120.862     33.841     -90.000     -0.106    -30.862
    200kHz   A/B     29.781    -104.362     39.190    -149.096      34.485     -126.729     34.757     -90.000     -0.271    -36.729
    220kHz   A/B     29.916    -104.381     40.169    -162.367      35.042     -133.374     35.584     -90.000     -0.542    -43.374
    240kHz   A/B     30.182    -104.357     40.400    -175.970      35.291     -140.164     36.340     -90.000     -1.049    -50.164
    260kHz   A/B     30.160    -104.494     40.344    -189.258      35.252     -146.876     37.035     -90.000     -1.784    -56.876
    280kHz   A/B     30.155    -104.471     39.851    -200.685      35.003     -152.578     37.679     -90.000     -2.676    -62.578
    300kHz   A/B     30.196    -104.248     39.206    -209.474      34.701     -156.861     38.278     -90.000     -3.577    -66.861
    320kHz   A/B     30.205    -104.109     38.453    -216.687      34.329     -160.398     38.839     -90.000     -4.510    -70.398
    350kHz   A/B     30.075    -103.556     37.292    -225.194      33.684     -164.375     39.617     -90.000     -5.934    -74.375
    370kHz   A/B     30.093    -103.189     36.700    -229.278      33.397     -166.234     40.100     -90.000     -6.703    -76.234
    400kHz   A/B     29.852    -102.733     35.613    -234.900      32.733     -168.816     40.777     -90.000     -8.045    -78.816
    430kHz   A/B     29.703    -102.249     34.911    -238.515      32.307     -170.382     41.405     -90.000     -9.098    -80.382
    450kHz   A/B     29.500    -101.907     34.183    -240.905      31.842     -171.406     41.800     -90.000     -9.959    -81.406
    480kHz   A/B     29.370    -101.380     33.549    -243.162      31.459     -172.271     42.361     -90.000    -10.901    -82.271
    500kHz   A/B     29.328    -100.916     33.043    -244.832      31.185     -172.874     42.715     -90.000    -11.530    -82.874
    530kHz   A/B     28.932    -100.434     32.362    -246.563      30.647     -173.498     43.221     -90.000    -12.574    -83.498
    550kHz   A/B     28.734    -100.038     31.974    -247.760      30.354     -173.899     43.543     -90.000    -13.189    -83.899
    580kHz   A/B     28.521     -99.419     31.401    -249.418      29.961     -174.419     44.004     -90.000    -14.043    -84.419
    600kHz   A/B     28.419     -99.245     31.160    -250.292      29.789     -174.769     44.299     -90.000    -14.510    -84.769
    650kHz   A/B     27.942     -98.514     30.389    -252.099      29.166     -175.306     44.994     -90.000    -15.828    -85.306
    700kHz   A/B     27.547     -97.716     29.582    -253.826      28.565     -175.771     45.638     -90.000    -17.073    -85.771
===============================================================================================================

Errore medio assoluto modulo : 5.511 dB
Errore medio assoluto fase   : 52.934 deg


DIAGNOSTICA GLOBALE CLIPPING / VGEN ECCESSIVO - RIEPILOGO
================================================================================================================================
      Freq    A CH1 %    coer%     RMS%    A CH2 %    coer%     RMS%    B CH1 %    coer%    B CH2 %    coer% Esito peggiore
================================================================================================================================
     10kHz      0.116     53.1    1.592      1.304     81.2    1.467      0.651     59.4      1.890     96.9 nessuna evidenza significativa
     20kHz      1.438     81.2    2.213      0.863     78.1    1.378      0.270     56.2      1.316     81.2 nessuna evidenza significativa
     30kHz      0.390     62.5    2.063      2.591     75.0    2.294      0.324     59.4      2.205     81.2 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
     50kHz      0.000     25.0    3.789      1.632     75.0    1.454      0.000     28.1      0.827     68.8 nessuna evidenza significativa
     80kHz      0.204     53.1    4.396      0.565     71.9    1.175      2.591     62.5      1.138     75.0 nessuna evidenza significativa
    100kHz      2.606     62.5    6.489      0.052     50.0    0.877      3.389     78.1      0.278     62.5 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
    120kHz      0.000     40.6    8.492      0.384     68.8    0.930      6.146     81.2      0.347     59.4 ALTO: clipping/compressione coerente
    140kHz      4.414     75.0    6.705      0.815     68.8    0.970     15.698    100.0      0.727     75.0 ALTO: clipping/compressione coerente
    160kHz      0.000      0.0    7.964      0.505     71.9    0.844     21.149    100.0      0.322     78.1 ALTO: clipping/compressione coerente
    180kHz      8.093     87.5    9.601      0.302     53.1    0.824     37.609    100.0      0.633     65.6 ALTO: clipping/compressione coerente
    200kHz      0.000      9.4   11.252      0.225     65.6    0.879     10.999    100.0      0.084     53.1 ALTO: clipping/compressione coerente
    220kHz     10.905     81.2   10.541      0.462     78.1    0.824     33.179    100.0      0.142     62.5 ALTO: clipping/compressione coerente
    240kHz      0.000     31.2   10.395      0.293     65.6    0.718      5.223     75.0      0.000     25.0 ALTO: clipping/compressione coerente
    260kHz      3.547     84.4    9.885      0.141     56.2    0.810     19.434    100.0      0.113     56.2 ALTO: clipping/compressione coerente
    280kHz      0.000      3.1   13.060      0.297     53.1    0.907      0.481     50.0      0.556     81.2 nessuna evidenza significativa
    300kHz      2.677     59.4   13.405      0.000     43.8    0.885      4.958     75.0      0.004     50.0 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
    320kHz      1.969     56.2   11.823      0.081     53.1    1.003      5.481     78.1      0.235     65.6 ALTO: clipping/compressione coerente
    350kHz      0.000      0.0   16.492      0.450     62.5    1.054      0.000      0.0      0.385     56.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    370kHz      0.789     59.4   14.095      0.009     50.0    1.102     20.881    100.0      0.000     43.8 ALTO: clipping/compressione coerente
    400kHz      3.143     68.8   15.441      0.468     68.8    1.059     17.340    100.0      0.000     21.9 ALTO: clipping/compressione coerente
    430kHz      0.000      0.0   15.833      0.000     37.5    1.018     31.977    100.0      0.150     71.9 ALTO: clipping/compressione coerente
    450kHz     24.006     68.8   18.418      0.147     56.2    1.209      0.000     12.5      0.338     62.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    480kHz      0.000     37.5   18.518      0.000     43.8    1.014     34.741    100.0      0.000     34.4 ALTO: clipping/compressione coerente
    500kHz      6.742     53.1   19.878      0.000     40.6    1.373     36.830     71.9      0.391     71.9 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    530kHz      0.000      0.0   20.671      0.000     21.9    1.225     24.438    100.0      0.000     46.9 ALTO: clipping/compressione coerente
    550kHz     14.298    100.0   16.725      0.596     75.0    1.379     22.994     96.9      0.248     59.4 ALTO: clipping/compressione coerente
    580kHz      0.000      9.4   23.532      0.188     56.2    1.241     26.227     87.5      0.051     59.4 ALTO: clipping/compressione coerente
    600kHz      0.000      6.2   23.810      0.546     59.4    0.986     23.280    100.0      0.000     37.5 ALTO: clipping/compressione coerente
    650kHz     25.909     75.0   24.215      0.120     56.2    1.013     40.423     78.1      0.000     46.9 ALTO: clipping/compressione coerente
    700kHz     25.158     84.4   24.256      0.138     62.5    1.056      0.000      3.1      0.416     65.6 ALTO: clipping/compressione coerente
================================================================================================================================
Interpretazione: il detector usa l'intera acquisizione ripiegata su molti cicli.
Nessun singolo picco o campione puo' da solo generare l'allarme clipping.
H2/H3, THD e residuo del fit restano diagnostiche complementari.


DIAGNOSTICA ASIMMETRIA A/B
================================================================================
      Freq       A dB       B dB    (A-B)/2      A fase      B fase     (A-B)/2
================================================================================
     10kHz      8.613      8.850     -0.119     -93.908     -91.069      -1.419
     20kHz     14.197     14.973     -0.388     -96.695     -91.747      -2.474
     30kHz     17.419     18.793     -0.687     -96.918     -91.043      -2.937
     50kHz     21.406     23.709     -1.152     -98.541     -94.842      -1.849
     80kHz     24.857     28.388     -1.766    -100.366    -101.391      +0.512
    100kHz     26.355     30.721     -2.183    -101.290    -106.773      +2.741
    120kHz     27.487     32.846     -2.680    -102.350    -112.796      +5.223
    140kHz     28.293     34.547     -3.127    -102.950    -119.053      +8.052
    160kHz     28.933     36.366     -3.717    -103.450    -127.162     +11.856
    180kHz     29.469     38.002     -4.267    -103.991    -137.733     +16.871
    200kHz     29.781     39.190     -4.704    -104.362    -149.096     +22.367
    220kHz     29.916     40.169     -5.126    -104.381    -162.367     +28.993
    240kHz     30.182     40.400     -5.109    -104.357    -175.970     +35.807
    260kHz     30.160     40.344     -5.092    -104.494    -189.258     +42.382
    280kHz     30.155     39.851     -4.848    -104.471    -200.685     +48.107
    300kHz     30.196     39.206     -4.505    -104.248    -209.474     +52.613
    320kHz     30.205     38.453     -4.124    -104.109    -216.687     +56.289
    350kHz     30.075     37.292     -3.609    -103.556    -225.194     +60.819
    370kHz     30.093     36.700     -3.303    -103.189    -229.278     +63.045
    400kHz     29.852     35.613     -2.880    -102.733    -234.900     +66.083
    430kHz     29.703     34.911     -2.604    -102.249    -238.515     +68.133
    450kHz     29.500     34.183     -2.341    -101.907    -240.905     +69.499
    480kHz     29.370     33.549     -2.090    -101.380    -243.162     +70.891
    500kHz     29.328     33.043     -1.857    -100.916    -244.832     +71.958
    530kHz     28.932     32.362     -1.715    -100.434    -246.563     +73.064
    550kHz     28.734     31.974     -1.620    -100.038    -247.760     +73.861
    580kHz     28.521     31.401     -1.440     -99.419    -249.418     +74.999
    600kHz     28.419     31.160     -1.370     -99.245    -250.292     +75.524
    650kHz     27.942     30.389     -1.224     -98.514    -252.099     +76.792
    700kHz     27.547     29.582     -1.018     -97.716    -253.826     +78.055
================================================================================
Punti con doppia misura      : 30 / 30
Shift di branca applicato B  : -0 deg
Media |asimmetria modulo|    : 2.689 dB
Media |asimmetria fase|      : 42.107 deg


ZERO CROSSING DEL GRAFICO
=========================

Modulo LTspice, crossing 0 dB
  nessuno nella banda analizzata

Modulo misura finale, crossing 0 dB
  nessuno nella banda analizzata

Fase LTspice, crossing 0 deg (unwrap)
  nessuno nella banda analizzata

Fase misura finale, crossing 0 deg (unwrap)
  nessuno nella banda analizzata


STIMA RAZIONALE POLI/ZERI DEL SISTEMA
====================================
Ordine scelto: 3 poli, 1 zeri

MISURA FINALE
---------------------------------------------
f_ref              : 83666.0027 Hz
RMS errore modulo  : 0.8995 dB
RMS errore fase    : 8.3118 deg

Poli stimati:
  p1  = +3.874037e+06 +0.000000e+00j rad/s   |p|/2pi = 616572 Hz   [RHP]
  p2  = -1.588516e+06 +1.053938e+06j rad/s   |p|/2pi = 303405 Hz   fd = 167739 Hz   [LHP]
  p3  = -1.588516e+06 -1.053938e+06j rad/s   |p|/2pi = 303405 Hz   fd = 167739 Hz   [LHP]

Zeri stimati:
  z1  = +4.177635e+04 +0.000000e+00j rad/s   |z|/2pi = 6648.91 Hz   [RHP]

LTspice nella banda misurata
---------------------------------------------
f_ref              : 83666.0027 Hz
RMS errore modulo  : 0.0000 dB
RMS errore fase    : 0.0000 deg

Poli stimati:
  p1  = -3.032915e+09 +1.478450e+14j rad/s   |p|/2pi = 2.35303e+13 Hz   fd = 2.35303e+13 Hz   [LHP]
  p2  = -3.032915e+09 -1.478450e+14j rad/s   |p|/2pi = 2.35303e+13 Hz   fd = 2.35303e+13 Hz   [LHP]

Zeri stimati:
  z1  = +3.522407e-07 +0.000000e+00j rad/s   |z|/2pi = 5.60609e-08 Hz   [RHP]


FILE GENERATI
==============
Report completo          : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\output_bode_4.4nF_10k\Bode- partitore 10kR-4.4nF_risultato.txt
Misure A                 : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\output_bode_4.4nF_10k\Bode- partitore 10kR-4.4nF_misure_A.txt
Misure B                 : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\output_bode_4.4nF_10k\Bode- partitore 10kR-4.4nF_misure_B.txt
Misure finali            : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\output_bode_4.4nF_10k\Bode- partitore 10kR-4.4nF_misure_finali.txt
Grafico modulo           : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\output_bode_4.4nF_10k\Bode- partitore 10kR-4.4nF_modulo.png
Grafico fase             : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\output_bode_4.4nF_10k\Bode- partitore 10kR-4.4nF_fase.png
Grafico clipping         : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\4.4nF-10k\output_bode_4.4nF_10k\Bode- partitore 10kR-4.4nF_clipping.png
