BODE BATCH - REPORT COMPLETO
============================================================
Titolo prova             : Bode: partitore 10kR-2.2nF
Base nomi file           : Bode- partitore 10kR-2.2nF
Tabella batch            : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\associazione_bode_2.2nF-10k.csv
File LTspice             : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\bode-2.2nF-10k.txt
Numero cicli             : 0 (0 = tutto il file)
Fit armonico CSV         : ON
Numero armoniche fit     : 3 (fondamentale inclusa)
Convenzione              : CH1=VSENSE, CH2=VOUT, H=CH2/CH1
Diagnostica clipping     : GLOBALE, fase + mediana molti cicli
Bin di fase              : 180
Zona estremi             : |fondamentale normalizzata| >= 0.85
Coerenza minima regione  : 75.0 %
RMS coerente minimo      : 0.50 % di Vpk
Soglia clipping warning  : 2.00 % di Vpk fondamentale
Soglia clipping alta     : 5.00 % di Vpk fondamentale


DETTAGLIO ANALISI CSV
============================================================


------------------------------------------------------------
PUNTO 1/30 - 10kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\001_10kHz_A.csv
Frequenza               : 10000 Hz
Incremento temporale    : 8e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.002399992 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0487096596 Vpk   (0.0974193191 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0651132648 Vpk   (0.13022653 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000513105252 Vpk   (-39.55 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00133434594 Vpk   (-33.77 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.97144984e-05 Vpk   (-53.78 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000252157464 Vpk   (-48.24 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.073102 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 2.085539 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000042 V   (-0.042 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.598 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.160 %   coerenza regione 87.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 indice clipping     : 1.160 %   lato: positivo   coerenza: 87.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000137 V   (-0.137 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.781 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 compressione lato - : 0.888 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 indice clipping     : 0.888 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00193102477 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00201233858 V
Offset CH1              : -0.000407816 V
Offset CH2              : 0.000909336 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.33676288
Modulo CH2 / CH1        : 2.5211 dB
Fase CH2 - CH1          : -92.6521 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\001_10kHz_B.csv
Frequenza               : 10000 Hz
Incremento temporale    : 8e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.002399992 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0482167912 Vpk   (0.0964335825 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0667946785 Vpk   (0.133589357 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000751308847 Vpk   (-36.15 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000892859139 Vpk   (-37.48 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000155899338 Vpk   (-49.81 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000451228389 Vpk   (-43.41 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.591382 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.497727 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000042 V   (-0.042 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.269 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 1.200 %   coerenza regione 87.5 %
CH1 indice clipping     : 1.200 %   lato: negativo   coerenza: 87.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000027 V   (+0.027 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.535 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.130 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 0.130 %   lato: positivo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00203848872 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00214765572 V
Offset CH1              : -0.000932738667 V
Offset CH2              : -0.00247493867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.38529912
Modulo CH2 / CH1        : 2.8309 dB
Fase CH2 - CH1          : -91.6134 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 2/30 - 20kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\002_20kHz_A.csv
Frequenza               : 20000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0279011146 Vpk   (0.0558022292 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0736933474 Vpk   (0.147386695 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000120177011 Vpk   (-47.32 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00125495207 Vpk   (-35.38 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.15865813e-05 Vpk   (-62.23 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000240405749 Vpk   (-49.73 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.437618 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.733903 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000068 V   (+0.068 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.298 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.177 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.177 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000081 V   (-0.081 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.406 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH2 compressione lato - : 1.687 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 indice clipping     : 1.687 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223026932 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00234050382 V
Offset CH1              : 0.000444536 V
Offset CH2              : -0.000349076 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.6412331
Modulo CH2 / CH1        : 8.4361 dB
Fase CH2 - CH1          : -94.5208 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\002_20kHz_B.csv
Frequenza               : 20000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0269971217 Vpk   (0.0539942435 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0761618612 Vpk   (0.152323722 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000320171709 Vpk   (-38.52 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.0011610599 Vpk   (-36.34 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.14576035e-05 Vpk   (-51.55 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000193220231 Vpk   (-51.91 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.215126 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.545429 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000083 V   (-0.083 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.425 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 compressione lato - : 0.259 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.259 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000090 V   (-0.090 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.378 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 1.190 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 1.190 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00222804565 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00224961004 V
Offset CH1              : 0.000714702 V
Offset CH2              : -0.002970752 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.82111041
Modulo CH2 / CH1        : 9.0084 dB
Fase CH2 - CH1          : -90.8298 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 3/30 - 30kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\003_30kHz_A.csv
Frequenza               : 30000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 36.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.019118425 Vpk   (0.0382368501 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0726489866 Vpk   (0.145297973 Vpp)
CH1 armonica 2          : 8.38923155e-05 Vpk   (-47.15 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000936740151 Vpk   (-37.79 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.36256722e-05 Vpk   (-46.20 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000155341092 Vpk   (-53.40 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.657547 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.307015 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000077 V   (+0.077 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.625 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.333 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 0.705 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 indice clipping     : 0.705 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000049 V   (-0.049 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.164 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 compressione lato - : 0.916 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 indice clipping     : 0.916 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00190766615 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00208331913 V
Offset CH1              : 0.001271602 V
Offset CH2              : 3.1232e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.7999462
Modulo CH2 / CH1        : 11.5955 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.2680 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\003_30kHz_B.csv
Frequenza               : 30000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 36.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0174704783 Vpk   (0.0349409566 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.075339574 Vpk   (0.150679148 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000189661037 Vpk   (-39.29 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000899841209 Vpk   (-38.46 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.66616078e-05 Vpk   (-51.47 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000156056442 Vpk   (-53.67 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.117981 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.212209 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000068 V   (+0.068 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.080 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 0.850 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 indice clipping     : 0.850 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000027 V   (-0.027 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.210 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.528 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH2 indice clipping     : 0.528 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00216358935 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217059486 V
Offset CH1              : 0.000416978667 V
Offset CH2              : -0.003153232 V
Rapporto CH2 / CH1      : 4.31239333
Modulo CH2 / CH1        : 12.6944 dB
Fase CH2 - CH1          : -91.7921 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 4/30 - 50kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\004_50kHz_A.csv
Frequenza               : 50000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 60.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0168889013 Vpk   (0.0337778027 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.101114431 Vpk   (0.202228862 Vpp)
CH1 armonica 2          : 8.07147092e-05 Vpk   (-46.41 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00177912732 Vpk   (-35.09 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.40702495e-05 Vpk   (-56.92 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000433081896 Vpk   (-47.36 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.498714 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.810899 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000053 V   (-0.053 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.977 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.096 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.096 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000065 V   (-0.065 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.419 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 compressione lato - : 0.995 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.995 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212803355 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217668578 V
Offset CH1              : 0.000701858667 V
Offset CH2              : -0.001965368 V
Rapporto CH2 / CH1      : 5.98703425
Modulo CH2 / CH1        : 15.5442 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.8800 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\004_50kHz_B.csv
Frequenza               : 50000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 60.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0135919676 Vpk   (0.0271839352 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.103184197 Vpk   (0.206368394 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000198254529 Vpk   (-36.72 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00168209061 Vpk   (-35.76 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.05757445e-05 Vpk   (-56.40 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000443471382 Vpk   (-47.33 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.466450 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.685886 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000021 V   (+0.021 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.255 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 12.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 12.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000144 V   (+0.144 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.332 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 1.102 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 indice clipping     : 1.102 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212782065 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00219922369 V
Offset CH1              : 0.000365717333 V
Offset CH2              : -0.002050534 V
Rapporto CH2 / CH1      : 7.59155702
Modulo CH2 / CH1        : 17.6066 dB
Fase CH2 - CH1          : -95.7887 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 5/30 - 80kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\005_80kHz_A.csv
Frequenza               : 80000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 96.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0117532826 Vpk   (0.0235065651 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.104954289 Vpk   (0.209908578 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.02002943e-05 Vpk   (-47.39 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00140585131 Vpk   (-37.46 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.28756461e-05 Vpk   (-54.22 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000369626999 Vpk   (-49.06 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.469373 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.385013 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000096 V   (+0.096 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.798 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 50.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000087 V   (+0.087 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.144 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 compressione lato - : 0.739 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 indice clipping     : 0.739 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00186682443 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00199389249 V
Offset CH1              : -0.000474294667 V
Offset CH2              : -0.002052106 V
Rapporto CH2 / CH1      : 8.92978521
Modulo CH2 / CH1        : 19.0168 dB
Fase CH2 - CH1          : -99.5664 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\005_80kHz_B.csv
Frequenza               : 80000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 96.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00814965654 Vpk   (0.0162993131 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.106038588 Vpk   (0.212077177 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.94908449e-05 Vpk   (-40.22 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00139890225 Vpk   (-37.59 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.36954028e-05 Vpk   (-55.49 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000367263752 Vpk   (-49.21 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.989760 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.363946 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000013 V   (+0.013 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.957 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000039 V   (-0.039 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.166 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.841 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.841 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00199911262 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00201386184 V
Offset CH1              : 0.000200657333 V
Offset CH2              : -0.00188230533 V
Rapporto CH2 / CH1      : 13.0114181
Modulo CH2 / CH1        : 22.2865 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.5332 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 6/30 - 100kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\006_100kHz_A.csv
Frequenza               : 100000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 120.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00874872741 Vpk   (0.0174974548 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0928111643 Vpk   (0.185622329 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.94896996e-05 Vpk   (-53.04 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000704594791 Vpk   (-42.39 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.18358702e-05 Vpk   (-57.37 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000162733496 Vpk   (-55.12 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.260633 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.779155 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000109 V   (+0.109 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.806 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000028 V   (+0.028 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.978 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.015 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.264 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.264 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00221272814 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217997337 V
Offset CH1              : 0.000900462667 V
Offset CH2              : -0.001509064 V
Rapporto CH2 / CH1      : 10.6085331
Modulo CH2 / CH1        : 20.5131 dB
Fase CH2 - CH1          : -100.3579 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\006_100kHz_B.csv
Frequenza               : 100000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 120.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00546935581 Vpk   (0.0109387116 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0933732044 Vpk   (0.186746409 Vpp)
CH1 armonica 2          : 7.57157785e-05 Vpk   (-37.17 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000773452299 Vpk   (-41.64 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.62695286e-06 Vpk   (-70.53 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000159570058 Vpk   (-55.35 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.384683 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.845790 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000041 V   (-0.041 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.565 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 0.784 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.784 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000131 V   (-0.131 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.924 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.621 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 indice clipping     : 0.621 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00204020794 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00208005567 V
Offset CH1              : 0.000471449333 V
Offset CH2              : -0.003069462 V
Rapporto CH2 / CH1      : 17.0720662
Modulo CH2 / CH1        : 24.6457 dB
Fase CH2 - CH1          : -107.4837 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 7/30 - 120kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\007_120kHz_A.csv
Frequenza               : 120000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 144.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00681318462 Vpk   (0.0136263692 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0822439954 Vpk   (0.164487991 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.28331744e-06 Vpk   (-66.34 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000479318309 Vpk   (-44.69 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.446159e-05 Vpk   (-53.46 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.81055563e-05 Vpk   (-60.45 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.217661 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.590487 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000021 V   (+0.021 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.089 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.019 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 0.849 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 1.019 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000072 V   (+0.072 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.898 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.280 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.280 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00207082309 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00207131898 V
Offset CH1              : 0.000560409333 V
Offset CH2              : -0.00129564267 V
Rapporto CH2 / CH1      : 12.0713
Modulo CH2 / CH1        : 21.6351 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.1828 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\007_120kHz_B.csv
Frequenza               : 120000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 144.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00382185663 Vpk   (0.00764371325 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0824981126 Vpk   (0.164996225 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.43465522e-05 Vpk   (-38.71 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000414768423 Vpk   (-45.97 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.84796987e-05 Vpk   (-46.31 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000108640152 Vpk   (-57.61 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.257055 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.519722 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000123 V   (+0.123 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 8.185 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 3.849 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 10.931 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 10.931 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000057 V   (+0.057 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.834 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.088 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.088 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211667013 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00222641185 V
Offset CH1              : 0.000732438667 V
Offset CH2              : -0.003169568 V
Rapporto CH2 / CH1      : 21.5858732
Modulo CH2 / CH1        : 26.6834 dB
Fase CH2 - CH1          : -113.2752 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 8/30 - 140kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\008_140kHz_A.csv
Frequenza               : 140000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 167.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00829404076 Vpk   (0.0165880815 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.110081991 Vpk   (0.220163981 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.06407009e-05 Vpk   (-46.20 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00103241206 Vpk   (-40.56 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.22154448e-05 Vpk   (-51.44 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.00032465224 Vpk   (-50.61 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.558428 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.983134 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000005 V   (-0.005 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.364 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.814 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 1.556 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 1.556 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000046 V   (-0.046 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.897 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.524 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 indice clipping     : 0.524 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211722753 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00218720415 V
Offset CH1              : 0.000730234667 V
Offset CH2              : -0.00219974267 V
Rapporto CH2 / CH1      : 13.2724198
Modulo CH2 / CH1        : 22.4590 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.7446 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\008_140kHz_B.csv
Frequenza               : 140000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 167.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00411199494 Vpk   (0.00822398988 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.11031718 Vpk   (0.220634361 Vpp)
CH1 armonica 2          : 6.04707224e-05 Vpk   (-36.65 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00109192979 Vpk   (-40.09 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.33981747e-06 Vpk   (-54.97 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000334720217 Vpk   (-50.36 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.481387 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.035270 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000138 V   (-0.138 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.904 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.733 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 indice clipping     : 1.733 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000067 V   (-0.067 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.020 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 1.039 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 indice clipping     : 1.039 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213780283 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217768358 V
Offset CH1              : 0.000699228 V
Offset CH2              : -0.00195163333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 26.8281411
Modulo CH2 / CH1        : 28.5718 dB
Fase CH2 - CH1          : -120.1125 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 9/30 - 160kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\009_160kHz_A.csv
Frequenza               : 160000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 191.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00699625748 Vpk   (0.013992515 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0993939736 Vpk   (0.198787947 Vpp)
CH1 armonica 2          : 9.76326037e-06 Vpk   (-57.11 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000648112755 Vpk   (-43.71 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.81910439e-05 Vpk   (-51.70 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000138396735 Vpk   (-57.12 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.295093 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.666765 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000147 V   (-0.147 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.461 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 28.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000183 V   (-0.183 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.845 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.455 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.455 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00240436716 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00243238038 V
Offset CH1              : 0.000213616 V
Offset CH2              : -0.00209923333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 14.2067347
Modulo CH2 / CH1        : 23.0499 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.1925 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\009_160kHz_B.csv
Frequenza               : 160000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 191.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00304088997 Vpk   (0.00608177993 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0994710338 Vpk   (0.198942068 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.6206804e-05 Vpk   (-36.37 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.0005674799 Vpk   (-44.87 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.17515819e-06 Vpk   (-59.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000150316622 Vpk   (-56.41 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.523099 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.590173 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000189 V   (+0.189 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 10.491 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 8.650 %   coerenza regione 90.6 %
CH1 indice clipping     : 8.650 %   lato: negativo   coerenza: 90.6 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000050 V   (+0.050 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.809 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.523 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.523 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00210062944 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217337751 V
Offset CH1              : 7.05173333e-05 V
Offset CH2              : -0.00198363933 V
Rapporto CH2 / CH1      : 32.7111585
Modulo CH2 / CH1        : 30.2939 dB
Fase CH2 - CH1          : -128.1735 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 10/30 - 180kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\010_180kHz_A.csv
Frequenza               : 180000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 215.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00600325478 Vpk   (0.0120065096 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0902672995 Vpk   (0.180534599 Vpp)
CH1 armonica 2          : 5.96586952e-06 Vpk   (-60.05 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000376540852 Vpk   (-47.59 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.05759375e-05 Vpk   (-49.30 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.50864283e-05 Vpk   (-61.60 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.356863 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.425353 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000056 V   (+0.056 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.977 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.606 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 2.734 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 2.734 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000048 V   (-0.048 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.811 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.015 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.015 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00227444107 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230888422 V
Offset CH1              : 0.001251352 V
Offset CH2              : -0.00181589267 V
Rapporto CH2 / CH1      : 15.0363932
Modulo CH2 / CH1        : 23.5429 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.5035 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\010_180kHz_B.csv
Frequenza               : 180000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 215.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00234788861 Vpk   (0.00469577722 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0903392196 Vpk   (0.180678439 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.28541585e-05 Vpk   (-40.23 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00043023453 Vpk   (-46.44 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.17805663e-06 Vpk   (-49.16 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.85428016e-05 Vpk   (-62.40 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.033835 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.482249 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000116 V   (+0.116 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 14.042 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH1 compressione lato - : 14.903 %   coerenza regione 93.8 %
CH1 indice clipping     : 14.903 %   lato: negativo   coerenza: 93.8 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000017 V   (+0.017 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.835 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.409 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.409 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00203509268 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00204050612 V
Offset CH1              : 0.000966542667 V
Offset CH2              : -0.002661546 V
Rapporto CH2 / CH1      : 38.4767911
Modulo CH2 / CH1        : 31.7040 dB
Fase CH2 - CH1          : -137.4853 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 11/30 - 200kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\011_200kHz_A.csv
Frequenza               : 200000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 239.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00703624669 Vpk   (0.0140724934 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.109617361 Vpk   (0.219234722 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.44804122e-05 Vpk   (-49.17 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000730628693 Vpk   (-43.52 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.05517095e-05 Vpk   (-50.69 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000246795938 Vpk   (-52.95 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.454269 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.703525 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000015 V   (+0.015 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.369 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 28.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000016 V   (+0.016 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.809 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.387 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.387 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00233951486 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00237849768 V
Offset CH1              : -7.254e-05 V
Offset CH2              : -0.001640448 V
Rapporto CH2 / CH1      : 15.5789537
Modulo CH2 / CH1        : 23.8508 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.5644 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\011_200kHz_B.csv
Frequenza               : 200000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 239.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00242811745 Vpk   (0.00485623489 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.109609849 Vpk   (0.219219699 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.80290528e-05 Vpk   (-34.08 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000796181476 Vpk   (-42.78 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.39865531e-05 Vpk   (-44.79 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000236005988 Vpk   (-53.34 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 2.060202 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.757618 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000082 V   (-0.082 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 12.700 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 1.017 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 1.017 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000166 V   (-0.166 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.784 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.653 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.653 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213121243 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00215653798 V
Offset CH1              : 7.1676e-05 V
Offset CH2              : -0.00291897267 V
Rapporto CH2 / CH1      : 45.141906
Modulo CH2 / CH1        : 33.0916 dB
Fase CH2 - CH1          : -149.1808 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 12/30 - 220kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\012_220kHz_A.csv
Frequenza               : 220000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 263.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00629524672 Vpk   (0.0125904934 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.100998288 Vpk   (0.201996576 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.35998726e-05 Vpk   (-53.31 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00055862919 Vpk   (-45.14 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.21528817e-05 Vpk   (-54.29 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000110518044 Vpk   (-59.22 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.289721 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.563828 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000161 V   (+0.161 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.931 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 2.914 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 indice clipping     : 2.914 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000021 V   (-0.021 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.823 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.349 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.349 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213333972 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00220649257 V
Offset CH1              : 0.000588981333 V
Offset CH2              : -0.00214604267 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.043579
Modulo CH2 / CH1        : 24.1060 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.6029 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\012_220kHz_B.csv
Frequenza               : 220000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 263.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00203287599 Vpk   (0.00406575198 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.101089308 Vpk   (0.202178617 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.67371814e-05 Vpk   (-41.69 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000533294332 Vpk   (-45.55 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.55878744e-05 Vpk   (-42.31 dBc)
CH2 armonica 3          : 9.01839866e-05 Vpk   (-60.99 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.125091 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.535038 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000104 V   (+0.104 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 14.592 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.938 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 14.196 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 14.196 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000092 V   (+0.092 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.701 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.548 %   coerenza regione 81.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.548 %   lato: positivo   coerenza: 81.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00235803214 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00248581299 V
Offset CH1              : 0.000761221333 V
Offset CH2              : -0.000381867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 49.7272381
Modulo CH2 / CH1        : 33.9319 dB
Fase CH2 - CH1          : -162.2708 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 13/30 - 240kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\013_240kHz_A.csv
Frequenza               : 240000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 287.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00572196795 Vpk   (0.0114439359 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.093483655 Vpk   (0.18696731 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.67963914e-05 Vpk   (-50.65 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000312200773 Vpk   (-49.53 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.02014711e-05 Vpk   (-54.98 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.16861574e-05 Vpk   (-62.31 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.343443 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.342654 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000116 V   (-0.116 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.134 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.017 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 2.017 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000115 V   (-0.115 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.730 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.226 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.226 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211727533 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213329664 V
Offset CH1              : 0.000680204 V
Offset CH2              : -0.002136942 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.3376754
Modulo CH2 / CH1        : 24.2638 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.5017 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\013_240kHz_B.csv
Frequenza               : 240000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 287.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00179014711 Vpk   (0.00358029423 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0936298998 Vpk   (0.1872598 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.98786281e-05 Vpk   (-39.09 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000384586171 Vpk   (-47.73 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.88287018e-06 Vpk   (-45.16 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000163222303 Vpk   (-55.17 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.240110 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.446214 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000017 V   (+0.017 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 18.367 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 3.703 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 25.382 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 25.382 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000096 V   (-0.096 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.703 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.438 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 indice clipping     : 0.438 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00247293948 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00253452971 V
Offset CH1              : 0.000337408 V
Offset CH2              : -0.00093271 V
Rapporto CH2 / CH1      : 52.302908
Modulo CH2 / CH1        : 34.3705 dB
Fase CH2 - CH1          : -175.2856 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 14/30 - 260kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\014_260kHz_A.csv
Frequenza               : 260000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 311.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00527600582 Vpk   (0.0105520116 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0869860242 Vpk   (0.173972048 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.31395228e-05 Vpk   (-52.07 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000271354469 Vpk   (-50.12 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.56483054e-05 Vpk   (-50.56 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.3661561e-05 Vpk   (-64.20 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.387286 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.317993 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000041 V   (-0.041 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.566 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.352 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 1.352 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000080 V   (-0.080 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.793 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00222816518 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00231945329 V
Offset CH1              : 0.000971286667 V
Offset CH2              : -0.00281727533 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.4870979
Modulo CH2 / CH1        : 24.3429 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.3689 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\014_260kHz_B.csv
Frequenza               : 260000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 311.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00167471664 Vpk   (0.00334943328 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0870693338 Vpk   (0.174138668 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.03007357e-05 Vpk   (-38.33 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000281179976 Vpk   (-49.82 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.39560367e-06 Vpk   (-47.10 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000261810508 Vpk   (-50.44 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.290123 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.441253 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000047 V   (-0.047 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 18.278 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 21.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000101 V   (+0.101 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.760 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.037 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 12.5 %
CH2 indice clipping     : 0.037 %   lato: positivo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00216458634 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230918856 V
Offset CH1              : -0.000292716 V
Offset CH2              : 3.92e-07 V
Rapporto CH2 / CH1      : 51.990487
Modulo CH2 / CH1        : 34.3185 dB
Fase CH2 - CH1          : 171.9685 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 15/30 - 280kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\015_280kHz_A.csv
Frequenza               : 280000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 335.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00491203901 Vpk   (0.00982407801 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0811439509 Vpk   (0.162287902 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.09647441e-05 Vpk   (-47.40 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000223372525 Vpk   (-51.20 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.03057157e-05 Vpk   (-44.19 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.5613754e-05 Vpk   (-63.28 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.750207 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.283683 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000048 V   (-0.048 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 6.108 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.723 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 indice clipping     : 1.723 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000046 V   (+0.046 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.807 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.026 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.023 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.026 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00202157751 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00216893083 V
Offset CH1              : 0.00135117733 V
Offset CH2              : -0.00191771733 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.5194028
Modulo CH2 / CH1        : 24.3599 dB
Fase CH2 - CH1          : -102.1751 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\015_280kHz_B.csv
Frequenza               : 280000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 335.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00164069946 Vpk   (0.00328139893 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0810504886 Vpk   (0.162100977 Vpp)
CH1 armonica 2          : 8.27344545e-06 Vpk   (-45.95 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000189548426 Vpk   (-52.62 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.48120609e-06 Vpk   (-51.27 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.4021449e-05 Vpk   (-70.56 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.573481 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.235735 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000147 V   (+0.147 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 17.307 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.479 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 21.566 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 21.566 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000096 V   (+0.096 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.587 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00251072703 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00256047058 V
Offset CH1              : 0.000276357333 V
Offset CH2              : -0.000613226667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 49.3999605
Modulo CH2 / CH1        : 33.8745 dB
Fase CH2 - CH1          : 160.5435 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 16/30 - 300kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\016_300kHz_A.csv
Frequenza               : 300000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 359.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0046115262 Vpk   (0.00922305239 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0761267484 Vpk   (0.152253497 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.51380202e-05 Vpk   (-49.68 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000128932407 Vpk   (-55.42 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.75539551e-05 Vpk   (-44.47 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.65906099e-05 Vpk   (-69.14 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.681738 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.172930 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000082 V   (+0.082 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.306 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.969 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 8.183 %   coerenza regione 78.1 %
CH1 indice clipping     : 8.183 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000067 V   (-0.067 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.904 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.368 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.368 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00208386354 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00216613307 V
Offset CH1              : 0.00138558133 V
Offset CH2              : -0.001979568 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.5079293
Modulo CH2 / CH1        : 24.3539 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.9246 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\016_300kHz_B.csv
Frequenza               : 300000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 359.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00163140498 Vpk   (0.00326280995 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0759885577 Vpk   (0.151977115 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.9611581e-05 Vpk   (-38.40 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000151803894 Vpk   (-53.99 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.38251451e-07 Vpk   (-66.89 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.44641e-05 Vpk   (-69.84 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.202980 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.202350 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000099 V   (-0.099 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 18.298 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 12.819 %   coerenza regione 93.8 %
CH1 compressione lato - : 6.752 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 indice clipping     : 12.819 %   lato: positivo   coerenza: 93.8 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000055 V   (+0.055 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.635 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.348 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.039 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.348 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00204740244 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00222223413 V
Offset CH1              : -0.000443604 V
Offset CH2              : -0.00069031 V
Rapporto CH2 / CH1      : 46.5785987
Modulo CH2 / CH1        : 33.3637 dB
Fase CH2 - CH1          : 151.3311 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 17/30 - 320kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\017_320kHz_A.csv
Frequenza               : 320000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 383.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00435251623 Vpk   (0.00870503245 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0717142493 Vpk   (0.143428499 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.85245138e-05 Vpk   (-47.42 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000157823306 Vpk   (-53.15 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.70644668e-05 Vpk   (-48.13 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.65163952e-05 Vpk   (-60.65 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.578662 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.238820 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000042 V   (+0.042 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.883 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 compressione lato - : 6.701 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 6.701 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000083 V   (+0.083 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.011 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.056 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.056 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223698987 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00226819254 V
Offset CH1              : 0.00107321467 V
Offset CH2              : -0.00262555733 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.4765036
Modulo CH2 / CH1        : 24.3373 dB
Fase CH2 - CH1          : -101.5449 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\017_320kHz_B.csv
Frequenza               : 320000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 383.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00167150469 Vpk   (0.00334300938 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0715162785 Vpk   (0.143032557 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.71506187e-05 Vpk   (-39.78 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000117353497 Vpk   (-55.70 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.89586346e-06 Vpk   (-50.67 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.82337992e-05 Vpk   (-71.87 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.067046 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.166062 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000055 V   (-0.055 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 19.093 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 0.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000047 V   (-0.047 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.709 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00217907719 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002298895 V
Offset CH1              : -2.15373333e-05 V
Offset CH2              : -0.000200026667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 42.7855685
Modulo CH2 / CH1        : 32.6259 dB
Fase CH2 - CH1          : 143.6099 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 18/30 - 350kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\018_350kHz_A.csv
Frequenza               : 350000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 419.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00402531326 Vpk   (0.00805062651 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0657935088 Vpk   (0.131587018 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.80180988e-05 Vpk   (-38.47 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000224922551 Vpk   (-49.32 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.20676199e-06 Vpk   (-59.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.99543778e-06 Vpk   (-80.81 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.197472 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.341983 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000060 V   (+0.060 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.656 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.759 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 2.766 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 2.766 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000009 V   (+0.009 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.034 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.303 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.303 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00192102776 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00202513662 V
Offset CH1              : 9.75453333e-05 V
Offset CH2              : -0.0028216 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.3449413
Modulo CH2 / CH1        : 24.2677 dB
Fase CH2 - CH1          : -100.9591 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\018_350kHz_B.csv
Frequenza               : 350000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 419.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00175416908 Vpk   (0.00350833816 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0656556976 Vpk   (0.131311395 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.78912119e-05 Vpk   (-39.83 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.50957098e-05 Vpk   (-58.83 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.8302802e-06 Vpk   (-55.84 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.77626008e-05 Vpk   (-67.48 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.032608 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.121944 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000009 V   (-0.009 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 18.184 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 3.788 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 21.805 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 21.805 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000032 V   (+0.032 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.733 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.600 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.071 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.600 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00220111674 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0022173805 V
Offset CH1              : 0.000512641333 V
Offset CH2              : -0.00155291 V
Rapporto CH2 / CH1      : 37.4283747
Modulo CH2 / CH1        : 31.4640 dB
Fase CH2 - CH1          : 135.0518 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 19/30 - 370kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\019_370kHz_A.csv
Frequenza               : 370000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 443.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00483105552 Vpk   (0.00966211104 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0780448966 Vpk   (0.156089793 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.60271283e-05 Vpk   (-40.42 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000111893711 Vpk   (-56.87 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.91492797e-06 Vpk   (-56.89 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.09950547e-05 Vpk   (-60.82 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.963426 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.169795 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000016 V   (-0.016 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 6.503 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 3.832 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 3.078 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 3.832 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000065 V   (-0.065 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.837 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.019 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.019 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00185895387 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00195704906 V
Offset CH1              : 0.000154616 V
Offset CH2              : -0.00265291733 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.1548333
Modulo CH2 / CH1        : 24.1660 dB
Fase CH2 - CH1          : -100.5739 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\019_370kHz_B.csv
Frequenza               : 370000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 443.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00223457731 Vpk   (0.00446915462 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0779308333 Vpk   (0.155861667 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.91326477e-05 Vpk   (-37.70 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000134142032 Vpk   (-55.28 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.09292861e-06 Vpk   (-66.21 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.39359898e-05 Vpk   (-74.95 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.304638 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.173056 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000031 V   (-0.031 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 13.615 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 4.061 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 indice clipping     : 4.061 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000031 V   (-0.031 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.628 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00210289599 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00220989687 V
Offset CH1              : 8.746e-05 V
Offset CH2              : -0.000108493333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 34.8749775
Modulo CH2 / CH1        : 30.8503 dB
Fase CH2 - CH1          : 130.7748 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 20/30 - 400kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\020_400kHz_A.csv
Frequenza               : 400000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 479.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0045682068 Vpk   (0.0091364136 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0725435121 Vpk   (0.145087024 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.5493996e-05 Vpk   (-45.07 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000116749277 Vpk   (-55.87 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.61501952e-06 Vpk   (-58.21 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.26650514e-05 Vpk   (-62.78 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.571450 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.176553 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000089 V   (+0.089 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 6.447 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 3.365 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 3.365 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000078 V   (-0.078 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.958 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.438 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.438 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223128543 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00229581923 V
Offset CH1              : -0.000273878667 V
Offset CH2              : -0.002432288 V
Rapporto CH2 / CH1      : 15.880085
Modulo CH2 / CH1        : 24.0171 dB
Fase CH2 - CH1          : -99.8632 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\020_400kHz_B.csv
Frequenza               : 400000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 479.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00231693188 Vpk   (0.00463386377 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0723243981 Vpk   (0.144648796 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.90925827e-05 Vpk   (-38.02 dBc)
CH2 armonica 2          : 9.95197949e-05 Vpk   (-57.23 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.22714866e-06 Vpk   (-57.12 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.11782271e-06 Vpk   (-79.00 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.263353 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.138059 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000096 V   (+0.096 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.611 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 5.118 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 indice clipping     : 5.118 %   lato: negativo   coerenza: 81.2 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000113 V   (+0.113 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.638 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00204644475 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00216665281 V
Offset CH1              : -0.000366629333 V
Offset CH2              : -0.000151743333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 31.215591
Modulo CH2 / CH1        : 29.8874 dB
Fase CH2 - CH1          : 125.2870 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 21/30 - 430kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\021_430kHz_A.csv
Frequenza               : 430000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 515.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00438203783 Vpk   (0.00876407566 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0676028073 Vpk   (0.135205615 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.9840941e-05 Vpk   (-43.34 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000239129384 Vpk   (-49.03 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.78318837e-05 Vpk   (-43.94 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.21811994e-06 Vpk   (-78.30 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.931201 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.353936 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000091 V   (+0.091 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.750 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 9.4 %
CH1 compressione lato - : 6.238 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 6.238 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000029 V   (-0.029 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.106 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.281 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 indice clipping     : 0.281 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00206794855 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217696434 V
Offset CH1              : 0.001103752 V
Offset CH2              : -0.00219141867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 15.4272532
Modulo CH2 / CH1        : 23.7658 dB
Fase CH2 - CH1          : -99.1267 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\021_430kHz_B.csv
Frequenza               : 430000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 515.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00239807343 Vpk   (0.00479614687 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0674175158 Vpk   (0.134835032 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.7210519e-05 Vpk   (-38.90 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.40391745e-05 Vpk   (-59.19 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.93328485e-06 Vpk   (-58.25 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.68100615e-05 Vpk   (-65.26 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.141256 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.122646 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000039 V   (+0.039 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.021 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.733 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 5.989 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 indice clipping     : 5.989 %   lato: negativo   coerenza: 81.2 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000037 V   (+0.037 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.770 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.373 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 compressione lato - : 0.101 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.373 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00209458097 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00223975571 V
Offset CH1              : -0.000278198667 V
Offset CH2              : -0.00042651 V
Rapporto CH2 / CH1      : 28.1131991
Modulo CH2 / CH1        : 28.9782 dB
Fase CH2 - CH1          : 121.3038 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 22/30 - 450kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\022_450kHz_A.csv
Frequenza               : 450000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 539.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00424376883 Vpk   (0.00848753767 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0646644812 Vpk   (0.129328962 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.00434711e-05 Vpk   (-43.00 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000163032343 Vpk   (-51.97 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.24446846e-06 Vpk   (-56.65 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.72345469e-05 Vpk   (-67.51 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.723073 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.255614 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000041 V   (+0.041 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 6.845 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000041 V   (+0.041 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.999 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.083 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.299 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.299 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00220582261 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00232543144 V
Offset CH1              : -1.552e-05 V
Offset CH2              : -0.00321753067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 15.2375126
Modulo CH2 / CH1        : 23.6583 dB
Fase CH2 - CH1          : -98.6697 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\022_450kHz_B.csv
Frequenza               : 450000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 539.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00246161957 Vpk   (0.00492323914 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0645472781 Vpk   (0.129094556 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.92122605e-05 Vpk   (-38.51 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.3713842e-05 Vpk   (-58.85 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.5223438e-06 Vpk   (-56.89 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.87967915e-05 Vpk   (-70.72 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.195305 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.117856 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000059 V   (+0.059 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.577 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000165 V   (+0.165 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.744 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.480 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.313 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.480 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211915153 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00223432373 V
Offset CH1              : 0.000344817333 V
Offset CH2              : 0.000461393333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 26.2214677
Modulo CH2 / CH1        : 28.3731 dB
Fase CH2 - CH1          : 119.1154 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 23/30 - 480kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\023_480kHz_A.csv
Frequenza               : 480000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 575.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00409645075 Vpk   (0.00819290151 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0607559792 Vpk   (0.121511958 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.33654258e-05 Vpk   (-39.51 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.85150408e-05 Vpk   (-63.96 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.2559102e-05 Vpk   (-50.27 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.62815954e-05 Vpk   (-71.44 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.102111 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.068825 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000198 V   (+0.198 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 6.907 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 1.050 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 indice clipping     : 1.050 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000088 V   (+0.088 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.094 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.105 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 0.105 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00226632041 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00231846306 V
Offset CH1              : 9.59826667e-05 V
Offset CH2              : -0.002360832 V
Rapporto CH2 / CH1      : 14.8313706
Modulo CH2 / CH1        : 23.4236 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.9587 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\023_480kHz_B.csv
Frequenza               : 480000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 575.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00251254573 Vpk   (0.00502509145 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0606343386 Vpk   (0.121268677 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.31847757e-05 Vpk   (-37.58 dBc)
CH2 armonica 2          : 6.28705937e-05 Vpk   (-59.69 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.48511017e-06 Vpk   (-54.97 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.97036737e-05 Vpk   (-66.20 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.332772 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.114678 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000088 V   (-0.088 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.713 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.784 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.398 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.784 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000074 V   (-0.074 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.850 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.008 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.008 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213972797 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228686489 V
Offset CH1              : 0.000493129333 V
Offset CH2              : -0.0004494 V
Rapporto CH2 / CH1      : 24.1326309
Modulo CH2 / CH1        : 27.6521 dB
Fase CH2 - CH1          : 116.3523 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 24/30 - 500kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\024_500kHz_A.csv
Frequenza               : 500000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 599.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00401221948 Vpk   (0.00802443896 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.058406918 Vpk   (0.116813836 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.74476272e-05 Vpk   (-43.30 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.98897653e-05 Vpk   (-65.82 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.25222279e-05 Vpk   (-50.11 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.67064862e-05 Vpk   (-66.80 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.751932 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.068627 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000011 V   (-0.011 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 8.676 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000022 V   (-0.022 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.214 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00216985728 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00221834503 V
Offset CH1              : 0.000425176 V
Offset CH2              : -0.00277181333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 14.557259
Modulo CH2 / CH1        : 23.2616 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.9265 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\024_500kHz_B.csv
Frequenza               : 500000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 599.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00255548456 Vpk   (0.00511096911 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0583033499 Vpk   (0.1166067 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.2829e-05 Vpk   (-35.51 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.68377701e-05 Vpk   (-63.99 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.36810969e-06 Vpk   (-52.07 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.58868651e-05 Vpk   (-71.29 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.694389 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.068808 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000063 V   (+0.063 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 14.405 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 0.101 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.101 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000117 V   (+0.117 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.759 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.049 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.049 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00197007143 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00199819451 V
Offset CH1              : 0.000287056 V
Offset CH2              : -0.00148729067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 22.8149882
Modulo CH2 / CH1        : 27.1644 dB
Fase CH2 - CH1          : 114.5574 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 25/30 - 530kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\025_530kHz_A.csv
Frequenza               : 530000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 635.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00388318978 Vpk   (0.00776637957 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0552515929 Vpk   (0.110503186 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.66669453e-05 Vpk   (-40.50 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.31302565e-05 Vpk   (-57.56 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.0363657e-06 Vpk   (-56.17 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.26657023e-05 Vpk   (-57.62 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.956958 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.186590 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000063 V   (+0.063 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.646 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 4.208 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.444 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 4.208 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000087 V   (+0.087 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.158 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 28.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00233719115 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00239742054 V
Offset CH1              : 5.16453333e-05 V
Offset CH2              : -0.00314101333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 14.228404
Modulo CH2 / CH1        : 23.0631 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.5597 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\025_530kHz_B.csv
Frequenza               : 530000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 635.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00261244329 Vpk   (0.00522488659 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.055101922 Vpk   (0.110203844 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.92868089e-05 Vpk   (-39.01 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.19904456e-05 Vpk   (-62.36 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.31193441e-05 Vpk   (-45.98 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.72398262e-06 Vpk   (-79.67 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.228392 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.076910 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000118 V   (+0.118 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 12.136 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 6.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 3.1 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 3.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000086 V   (+0.086 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.642 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0020249012 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213498656 V
Offset CH1              : 0.000661330667 V
Offset CH2              : -8.108e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 21.0921026
Modulo CH2 / CH1        : 26.4824 dB
Fase CH2 - CH1          : 112.7544 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 26/30 - 550kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\026_550kHz_A.csv
Frequenza               : 550000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 659.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00380788871 Vpk   (0.00761577741 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0532153293 Vpk   (0.106430659 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.32424133e-05 Vpk   (-38.90 dBc)
CH2 armonica 2          : 6.26510827e-05 Vpk   (-58.58 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.04837876e-06 Vpk   (-55.98 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.9147308e-06 Vpk   (-79.08 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.146655 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.118255 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000049 V   (-0.049 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.557 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.237 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 2.905 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 2.905 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000020 V   (-0.020 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.655 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.183 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.059 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.183 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00218089506 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0022471225 V
Offset CH1              : -1.39866667e-06 V
Offset CH2              : -0.000298888 V
Rapporto CH2 / CH1      : 13.9750222
Modulo CH2 / CH1        : 22.9071 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.1002 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\026_550kHz_B.csv
Frequenza               : 550000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 659.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00257417681 Vpk   (0.00514835362 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.05314888 Vpk   (0.10629776 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.35952647e-05 Vpk   (-37.69 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.29367104e-05 Vpk   (-64.16 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.61855271e-06 Vpk   (-53.22 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.19411376e-05 Vpk   (-72.97 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.323213 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.065918 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000058 V   (+0.058 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 12.579 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 10.770 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 10.770 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000075 V   (+0.075 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.621 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.161 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.161 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211220372 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00219969972 V
Offset CH1              : -0.000261073333 V
Offset CH2              : -0.00132069067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 20.6469423
Modulo CH2 / CH1        : 26.2971 dB
Fase CH2 - CH1          : 111.4055 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 27/30 - 580kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\027_580kHz_A.csv
Frequenza               : 580000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 695.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00374425747 Vpk   (0.00748851494 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.050540319 Vpk   (0.101080638 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.30823349e-05 Vpk   (-38.78 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.61244713e-05 Vpk   (-56.44 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.09623575e-05 Vpk   (-50.67 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.45940851e-06 Vpk   (-90.79 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.187289 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.150649 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000061 V   (-0.061 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 8.614 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.178 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 12.091 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 12.091 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000006 V   (+0.006 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.692 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00197920571 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00205281553 V
Offset CH1              : 0.000807234667 V
Offset CH2              : 3.6472e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 13.4980886
Modulo CH2 / CH1        : 22.6054 dB
Fase CH2 - CH1          : -95.6395 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\027_580kHz_B.csv
Frequenza               : 580000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 695.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00264670399 Vpk   (0.00529340798 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.050500457 Vpk   (0.101000914 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.76462708e-05 Vpk   (-43.52 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.15454106e-05 Vpk   (-72.82 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.78921872e-06 Vpk   (-50.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.43250686e-06 Vpk   (-79.37 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.728791 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.025266 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000002 V   (-0.002 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 12.195 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 0.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000037 V   (+0.037 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.596 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.152 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.152 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00230074221 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230549012 V
Offset CH1              : 0.000650489333 V
Offset CH2              : 0.000114605333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 19.0805081
Modulo CH2 / CH1        : 25.6118 dB
Fase CH2 - CH1          : 109.2612 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 28/30 - 600kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\028_600kHz_A.csv
Frequenza               : 600000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 719.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00368531986 Vpk   (0.00737063972 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.048884717 Vpk   (0.0977694339 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.63560958e-05 Vpk   (-40.12 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.6110909e-05 Vpk   (-58.80 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.54890274e-05 Vpk   (-47.53 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.0141702e-06 Vpk   (-81.71 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.072310 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.115075 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000077 V   (+0.077 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 8.417 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.283 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 9.945 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 9.945 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000025 V   (+0.025 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.741 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.001 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.001 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00206082178 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0021182681 V
Offset CH1              : 0.000716130667 V
Offset CH2              : -0.001027104 V
Rapporto CH2 / CH1      : 13.2647148
Modulo CH2 / CH1        : 22.4540 dB
Fase CH2 - CH1          : -95.3116 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\028_600kHz_B.csv
Frequenza               : 600000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 719.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00263139222 Vpk   (0.00526278445 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0488661682 Vpk   (0.0977323365 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.48151832e-05 Vpk   (-37.57 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.34921962e-05 Vpk   (-71.18 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.15104485e-06 Vpk   (-54.17 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.76499881e-06 Vpk   (-82.26 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.337474 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.028665 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000082 V   (-0.082 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.642 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 12.5 %
CH1 compressione lato - : 6.256 %   coerenza regione 84.4 %
CH1 indice clipping     : 6.256 %   lato: negativo   coerenza: 84.4 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000085 V   (-0.085 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.749 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225357549 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00233527146 V
Offset CH1              : 5.86613333e-05 V
Offset CH2              : -0.000701752 V
Rapporto CH2 / CH1      : 18.5704616
Modulo CH2 / CH1        : 25.3765 dB
Fase CH2 - CH1          : 108.2447 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 29/30 - 650kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\029_650kHz_A.csv
Frequenza               : 650000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 779.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00356217519 Vpk   (0.00712435038 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0452290305 Vpk   (0.0904580611 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.48189447e-05 Vpk   (-43.14 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.18061568e-05 Vpk   (-66.34 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.48059539e-06 Vpk   (-52.47 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.64817096e-06 Vpk   (-78.07 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.736288 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.049804 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000086 V   (+0.086 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 9.723 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 7.566 %   coerenza regione 84.4 %
CH1 compressione lato - : 14.719 %   coerenza regione 93.8 %
CH1 indice clipping     : 14.719 %   lato: negativo   coerenza: 93.8 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: +0.000040 V   (+0.040 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.755 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225399811 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002374106 V
Offset CH1              : 0.00037684 V
Offset CH2              : -0.000648773333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 12.6970259
Modulo CH2 / CH1        : 22.0740 dB
Fase CH2 - CH1          : -94.2460 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\029_650kHz_B.csv
Frequenza               : 650000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 779.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0026992892 Vpk   (0.0053985784 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0452326878 Vpk   (0.0904653755 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.48461869e-05 Vpk   (-37.78 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.50862188e-05 Vpk   (-62.21 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.56671247e-06 Vpk   (-55.43 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.52690766e-05 Vpk   (-69.43 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.301978 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.084595 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000043 V   (-0.043 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.669 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 2.271 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 2.271 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000136 V   (-0.136 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.756 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.246 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.246 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00218994193 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228907633 V
Offset CH1              : 0.000576466667 V
Offset CH2              : -0.000989277333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 16.7572588
Modulo CH2 / CH1        : 24.4841 dB
Fase CH2 - CH1          : 106.2598 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 30/30 - 700kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\030_700kHz_A.csv
Frequenza               : 700000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 839.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00341694553 Vpk   (0.00683389106 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0420205067 Vpk   (0.0840410135 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.43492641e-05 Vpk   (-39.95 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.19263104e-05 Vpk   (-60.02 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.95371947e-06 Vpk   (-52.66 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.78750158e-06 Vpk   (-74.64 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.031860 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.101482 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000094 V   (-0.094 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 9.124 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 5.861 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 compressione lato - : 7.359 %   coerenza regione 90.6 %
CH1 indice clipping     : 7.359 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000086 V   (-0.086 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.856 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.303 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.303 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00215147992 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00215619523 V
Offset CH1              : 0.000726849333 V
Offset CH2              : -0.000626608 V
Rapporto CH2 / CH1      : 12.2976812
Modulo CH2 / CH1        : 21.7965 dB
Fase CH2 - CH1          : -94.0098 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\030_700kHz_B.csv
Frequenza               : 700000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 839.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00269830611 Vpk   (0.00539661223 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0421408572 Vpk   (0.0842817144 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.55109591e-05 Vpk   (-40.49 dBc)
CH2 armonica 2          : 6.11928285e-07 Vpk   (-96.76 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.79493206e-06 Vpk   (-50.79 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.54977008e-06 Vpk   (-81.49 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.988593 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.008548 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000011 V   (-0.011 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 11.651 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 3.1 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 0.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000003 V   (-0.003 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.801 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.086 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.086 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00204565142 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00212242278 V
Offset CH1              : 0.00091258 V
Offset CH2              : -0.000448488 V
Rapporto CH2 / CH1      : 15.6175228
Modulo CH2 / CH1        : 23.8722 dB
Fase CH2 - CH1          : 103.7152 deg



RISULTATI ELABORATI A / B / FINALE
===============================================================================================================
      Freq  Modo       A dB      A fase       B dB      B fase    Final dB   Final fase   SPICE dB  SPICE fase   Delta dB  Delta deg
===============================================================================================================
     10kHz   A/B      2.521     -92.652      2.831     -91.613       2.676      -92.133      2.675     -90.000     +0.001     -2.133
     20kHz   A/B      8.436     -94.521      9.008     -90.830       8.722      -92.675      8.696     -90.000     +0.026     -2.675
     30kHz   A/B     11.596     -96.268     12.694     -91.792      12.145      -94.030     12.218     -90.000     -0.073     -4.030
     50kHz   A/B     15.544     -97.880     17.607     -95.789      16.575      -96.834     16.655     -90.000     -0.079     -6.834
     80kHz   A/B     19.017     -99.566     22.286    -102.533      20.652     -101.050     20.737     -90.000     -0.086    -11.050
    100kHz   A/B     20.513    -100.358     24.646    -107.484      22.579     -103.921     22.675     -90.000     -0.096    -13.921
    120kHz   A/B     21.635    -101.183     26.683    -113.275      24.159     -107.229     24.259     -90.000     -0.100    -17.229
    140kHz   A/B     22.459    -101.745     28.572    -120.113      25.515     -110.929     25.598     -90.000     -0.083    -20.929
    160kHz   A/B     23.050    -102.193     30.294    -128.173      26.672     -115.183     26.758     -90.000     -0.086    -25.183
    180kHz   A/B     23.543    -102.504     31.704    -137.485      27.623     -119.994     27.781     -90.000     -0.157    -29.994
    200kHz   A/B     23.851    -102.564     33.092    -149.181      28.471     -125.873     28.696     -90.000     -0.225    -35.873
    220kHz   A/B     24.106    -102.603     33.932    -162.271      29.019     -132.437     29.524     -90.000     -0.505    -42.437
    240kHz   A/B     24.264    -102.502     34.371    -175.286      29.317     -138.894     30.280     -90.000     -0.962    -48.894
    260kHz   A/B     24.343    -102.369     34.318    -188.031      29.331     -145.200     30.975     -90.000     -1.644    -55.200
    280kHz   A/B     24.360    -102.175     33.875    -199.457      29.117     -150.816     31.619     -90.000     -2.501    -60.816
    300kHz   A/B     24.354    -101.925     33.364    -208.669      28.859     -155.297     32.218     -90.000     -3.359    -65.297
    320kHz   A/B     24.337    -101.545     32.626    -216.390      28.482     -158.968     32.778     -90.000     -4.297    -68.968
    350kHz   A/B     24.268    -100.959     31.464    -224.948      27.866     -162.954     33.557     -90.000     -5.691    -72.954
    370kHz   A/B     24.166    -100.574     30.850    -229.225      27.508     -164.900     34.039     -90.000     -6.531    -74.900
    400kHz   A/B     24.017     -99.863     29.887    -234.713      26.952     -167.288     34.717     -90.000     -7.764    -77.288
    430kHz   A/B     23.766     -99.127     28.978    -238.696      26.372     -168.911     35.345     -90.000     -8.973    -78.911
    450kHz   A/B     23.658     -98.670     28.373    -240.885      26.016     -169.777     35.740     -90.000     -9.724    -79.777
    480kHz   A/B     23.424     -97.959     27.652    -243.648      25.538     -170.803     36.300     -90.000    -10.762    -80.803
    500kHz   A/B     23.262     -96.926     27.164    -245.443      25.213     -171.185     36.655     -90.000    -11.442    -81.185
    530kHz   A/B     23.063     -96.560     26.482    -247.246      24.773     -171.903     37.161     -90.000    -12.388    -81.903
    550kHz   A/B     22.907     -96.100     26.297    -248.595      24.602     -172.347     37.483     -90.000    -12.881    -82.347
    580kHz   A/B     22.605     -95.640     25.612    -250.739      24.109     -173.189     37.944     -90.000    -13.835    -83.189
    600kHz   A/B     22.454     -95.312     25.376    -251.755      23.915     -173.533     38.238     -90.000    -14.323    -83.533
    650kHz   A/B     22.074     -94.246     24.484    -253.740      23.279     -173.993     38.934     -90.000    -15.655    -83.993
    700kHz   A/B     21.796     -94.010     23.872    -256.285      22.834     -175.147     39.577     -90.000    -16.743    -85.147
===============================================================================================================

Errore medio assoluto modulo : 5.366 dB
Errore medio assoluto fase   : 51.913 deg


DIAGNOSTICA GLOBALE CLIPPING / VGEN ECCESSIVO - RIEPILOGO
================================================================================================================================
      Freq    A CH1 %    coer%     RMS%    A CH2 %    coer%     RMS%    B CH1 %    coer%    B CH2 %    coer% Esito peggiore
================================================================================================================================
     10kHz      1.160     87.5    1.598      0.888     71.9    1.781      1.200     87.5      0.130     50.0 nessuna evidenza significativa
     20kHz      0.177     53.1    1.298      1.687     75.0    1.406      0.259     53.1      1.190     75.0 nessuna evidenza significativa
     30kHz      0.705     71.9    1.625      0.916     71.9    1.164      0.850     71.9      0.528     65.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
     50kHz      0.096     56.2    1.977      0.995     68.8    1.419      0.000     12.5      1.102     68.8 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
     80kHz      0.000     50.0    2.798      0.739     71.9    1.144      0.000     31.2      0.841     65.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    100kHz      0.000     40.6    3.806      0.264     62.5    0.978      0.784     53.1      0.621     68.8 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    120kHz      1.019     56.2    4.089      0.280     59.4    0.898     10.931    100.0      0.088     59.4 ALTO: clipping/compressione coerente
    140kHz      1.556     65.6    3.364      0.524     71.9    0.897      1.733     56.2      1.039     75.0 nessuna evidenza significativa
    160kHz      0.000     28.1    4.461      0.455     68.8    0.845      8.650     90.6      0.523     62.5 ALTO: clipping/compressione coerente
    180kHz      2.734     68.8    4.977      0.015     59.4    0.811     14.903     93.8      0.409     65.6 ALTO: clipping/compressione coerente
    200kHz      0.000     28.1    4.369      0.387     68.8    0.809      1.017     62.5      0.653     71.9 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    220kHz      2.914     71.9    4.931      0.349     68.8    0.823     14.196    100.0      0.548     81.2 ALTO: clipping/compressione coerente
    240kHz      2.017     68.8    5.134      0.226     59.4    0.730     25.382     68.8      0.438     75.0 nessuna evidenza significativa
    260kHz      1.352     65.6    5.566      0.000     37.5    0.793      0.000     21.9      0.037     50.0 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    280kHz      1.723     68.8    6.108      0.026     53.1    0.807     21.566    100.0      0.000     40.6 ALTO: clipping/compressione coerente
    300kHz      8.183     78.1    7.306      0.368     68.8    0.904     12.819     93.8      0.348     53.1 ALTO: clipping/compressione coerente
    320kHz      6.701     59.4    7.883      0.056     53.1    1.011      0.000      0.0      0.000     31.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    350kHz      2.766     62.5    7.656      0.303     62.5    1.034     21.805    100.0      0.600     75.0 ALTO: clipping/compressione coerente
    370kHz      3.832     65.6    6.503      0.019     53.1    0.837      4.061     71.9      0.000     43.8 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    400kHz      3.365     65.6    6.447      0.438     62.5    0.958      5.118     81.2      0.000     34.4 ALTO: clipping/compressione coerente
    430kHz      6.238     62.5    7.750      0.281     68.8    1.106      5.989     81.2      0.373     71.9 ALTO: clipping/compressione coerente
    450kHz      0.000     37.5    6.845      0.299     56.2    0.999      0.000     37.5      0.480     62.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    480kHz      1.050     56.2    6.907      0.105     56.2    1.094      0.784     56.2      0.008     56.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    500kHz      0.000     25.0    8.676      0.000     37.5    1.214      0.101     53.1      0.049     50.0 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    530kHz      4.208     68.8    7.646      0.000     28.1    1.158      0.000      3.1      0.000     34.4 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    550kHz      2.905     68.8    7.557      0.183     56.2    0.655     10.770    100.0      0.161     62.5 ALTO: clipping/compressione coerente
    580kHz     12.091    100.0    8.614      0.000     34.4    0.692      0.000      0.0      0.152     50.0 ALTO: clipping/compressione coerente
    600kHz      9.945    100.0    8.417      0.001     53.1    0.741      6.256     84.4      0.000     34.4 ALTO: clipping/compressione coerente
    650kHz     14.719     93.8    9.723      0.000     37.5    0.755      2.271     62.5      0.246     53.1 ALTO: clipping/compressione coerente
    700kHz      7.359     75.0    9.124      0.303     62.5    0.856      0.000      0.0      0.086     50.0 ALTO: clipping/compressione coerente
================================================================================================================================
Interpretazione: il detector usa l'intera acquisizione ripiegata su molti cicli.
Nessun singolo picco o campione puo' da solo generare l'allarme clipping.
H2/H3, THD e residuo del fit restano diagnostiche complementari.


DIAGNOSTICA ASIMMETRIA A/B
================================================================================
      Freq       A dB       B dB    (A-B)/2      A fase      B fase     (A-B)/2
================================================================================
     10kHz      2.521      2.831     -0.155     -92.652     -91.613      -0.519
     20kHz      8.436      9.008     -0.286     -94.521     -90.830      -1.846
     30kHz     11.596     12.694     -0.549     -96.268     -91.792      -2.238
     50kHz     15.544     17.607     -1.031     -97.880     -95.789      -1.046
     80kHz     19.017     22.286     -1.635     -99.566    -102.533      +1.483
    100kHz     20.513     24.646     -2.066    -100.358    -107.484      +3.563
    120kHz     21.635     26.683     -2.524    -101.183    -113.275      +6.046
    140kHz     22.459     28.572     -3.056    -101.745    -120.113      +9.184
    160kHz     23.050     30.294     -3.622    -102.193    -128.173     +12.990
    180kHz     23.543     31.704     -4.081    -102.504    -137.485     +17.491
    200kHz     23.851     33.092     -4.620    -102.564    -149.181     +23.308
    220kHz     24.106     33.932     -4.913    -102.603    -162.271     +29.834
    240kHz     24.264     34.371     -5.053    -102.502    -175.286     +36.392
    260kHz     24.343     34.318     -4.988    -102.369    -188.031     +42.831
    280kHz     24.360     33.875     -4.757    -102.175    -199.457     +48.641
    300kHz     24.354     33.364     -4.505    -101.925    -208.669     +53.372
    320kHz     24.337     32.626     -4.144    -101.545    -216.390     +57.423
    350kHz     24.268     31.464     -3.598    -100.959    -224.948     +61.995
    370kHz     24.166     30.850     -3.342    -100.574    -229.225     +64.326
    400kHz     24.017     29.887     -2.935     -99.863    -234.713     +67.425
    430kHz     23.766     28.978     -2.606     -99.127    -238.696     +69.785
    450kHz     23.658     28.373     -2.357     -98.670    -240.885     +71.107
    480kHz     23.424     27.652     -2.114     -97.959    -243.648     +72.844
    500kHz     23.262     27.164     -1.951     -96.926    -245.443     +74.258
    530kHz     23.063     26.482     -1.710     -96.560    -247.246     +75.343
    550kHz     22.907     26.297     -1.695     -96.100    -248.595     +76.247
    580kHz     22.605     25.612     -1.503     -95.640    -250.739     +77.550
    600kHz     22.454     25.376     -1.461     -95.312    -251.755     +78.222
    650kHz     22.074     24.484     -1.205     -94.246    -253.740     +79.747
    700kHz     21.796     23.872     -1.038     -94.010    -256.285     +81.137
================================================================================
Punti con doppia misura      : 30 / 30
Shift di branca applicato B  : -0 deg
Media |asimmetria modulo|    : 2.650 dB
Media |asimmetria fase|      : 43.273 deg


ZERO CROSSING DEL GRAFICO
=========================

Modulo LTspice, crossing 0 dB
  nessuno nella banda analizzata

Modulo misura finale, crossing 0 dB
  nessuno nella banda analizzata

Fase LTspice, crossing 0 deg (unwrap)
  nessuno nella banda analizzata

Fase misura finale, crossing 0 deg (unwrap)
  nessuno nella banda analizzata


STIMA RAZIONALE POLI/ZERI DEL SISTEMA
====================================
Ordine scelto: 3 poli, 1 zeri

MISURA FINALE
---------------------------------------------
f_ref              : 83666.0027 Hz
RMS errore modulo  : 0.9064 dB
RMS errore fase    : 8.2122 deg

Poli stimati:
  p1  = +3.839202e+06 +0.000000e+00j rad/s   |p|/2pi = 611028 Hz   [RHP]
  p2  = -1.628661e+06 +1.049539e+06j rad/s   |p|/2pi = 308369 Hz   fd = 167039 Hz   [LHP]
  p3  = -1.628661e+06 -1.049539e+06j rad/s   |p|/2pi = 308369 Hz   fd = 167039 Hz   [LHP]

Zeri stimati:
  z1  = +4.269677e+04 +0.000000e+00j rad/s   |z|/2pi = 6795.4 Hz   [RHP]

LTspice nella banda misurata
---------------------------------------------
f_ref              : 83666.0027 Hz
RMS errore modulo  : 0.0000 dB
RMS errore fase    : 0.0000 deg

Poli stimati:
  p1  = -2.170312e+10 +3.759091e+10j rad/s   |p|/2pi = 6.90832e+09 Hz   fd = 5.98278e+09 Hz   [LHP]
  p2  = -2.170312e+10 -3.759091e+10j rad/s   |p|/2pi = 6.90832e+09 Hz   fd = 5.98278e+09 Hz   [LHP]
  p3  = +4.340624e+10 +0.000000e+00j rad/s   |p|/2pi = 6.90832e+09 Hz   [RHP]

Zeri stimati:
  z1  = -2.696523e-07 +0.000000e+00j rad/s   |z|/2pi = 4.29165e-08 Hz   [LHP]


FILE GENERATI
==============
Report completo          : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\output_bode_2.2nF_10k\Bode- partitore 10kR-2.2nF_risultato.txt
Misure A                 : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\output_bode_2.2nF_10k\Bode- partitore 10kR-2.2nF_misure_A.txt
Misure B                 : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\output_bode_2.2nF_10k\Bode- partitore 10kR-2.2nF_misure_B.txt
Misure finali            : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\output_bode_2.2nF_10k\Bode- partitore 10kR-2.2nF_misure_finali.txt
Grafico modulo           : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\output_bode_2.2nF_10k\Bode- partitore 10kR-2.2nF_modulo.png
Grafico fase             : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\output_bode_2.2nF_10k\Bode- partitore 10kR-2.2nF_fase.png
Grafico clipping         : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\2.2nF-10k\output_bode_2.2nF_10k\Bode- partitore 10kR-2.2nF_clipping.png
