BODE BATCH - REPORT COMPLETO
============================================================
Titolo prova             : Bode: partitore 10kR-470pF
Base nomi file           : Bode- partitore 10kR-470pF
Tabella batch            : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\associazione_bode_470pF_10k.csv
File LTspice             : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\bode-470pf-10k.txt
Numero cicli             : 0 (0 = tutto il file)
Fit armonico CSV         : ON
Numero armoniche fit     : 3 (fondamentale inclusa)
Convenzione              : CH1=VSENSE, CH2=VOUT, H=CH2/CH1
Diagnostica clipping     : GLOBALE, fase + mediana molti cicli
Bin di fase              : 180
Zona estremi             : |fondamentale normalizzata| >= 0.85
Coerenza minima regione  : 75.0 %
RMS coerente minimo      : 0.50 % di Vpk
Soglia clipping warning  : 2.00 % di Vpk fondamentale
Soglia clipping alta     : 5.00 % di Vpk fondamentale


DETTAGLIO ANALISI CSV
============================================================


------------------------------------------------------------
PUNTO 1/30 - 10kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\001_10kHz_A.csv
Frequenza               : 10000 Hz
Incremento temporale    : 8e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.002399992 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0800867258 Vpk   (0.160173452 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0220008749 Vpk   (0.0440017499 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000942138704 Vpk   (-38.59 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000956716168 Vpk   (-27.23 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.61248836e-05 Vpk   (-59.37 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000281663281 Vpk   (-37.85 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.181303 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 4.533076 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000156 V   (+0.156 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.440 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.125 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 1.125 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000003 V   (-0.003 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 3.339 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 2.415 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH2 indice clipping     : 2.415 %   lato: positivo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225923486 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0022024342 V
Offset CH1              : -0.000860086667 V
Offset CH2              : 9.62106667e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.274713128
Modulo CH2 / CH1        : -11.2224 dB
Fase CH2 - CH1          : -90.8876 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\001_10kHz_B.csv
Frequenza               : 10000 Hz
Incremento temporale    : 8e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.002399992 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0774344174 Vpk   (0.154868835 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0272078456 Vpk   (0.0544156912 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.00156318653 Vpk   (-33.90 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000402246676 Vpk   (-36.60 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000393784844 Vpk   (-45.87 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000308261364 Vpk   (-38.92 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 2.081792 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.862630 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000033 V   (+0.033 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.643 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 6.2 %
CH1 compressione lato - : 2.058 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 2.058 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: +0.000027 V   (+0.027 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.711 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.254 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH2 indice clipping     : 0.254 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212946813 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0020662704 V
Offset CH1              : -2.3348e-05 V
Offset CH2              : 0.001341062 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.351366311
Modulo CH2 / CH1        : -9.0848 dB
Fase CH2 - CH1          : -93.3804 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 2/30 - 20kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\002_20kHz_A.csv
Frequenza               : 20000 Hz
Incremento temporale    : 8e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.002399992 s
Cicli effettivi         : 48.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0699036118 Vpk   (0.139807224 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0377410162 Vpk   (0.0754820324 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000508068212 Vpk   (-42.77 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00115315776 Vpk   (-30.30 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000147636203 Vpk   (-53.51 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000136838863 Vpk   (-48.81 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.756876 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 3.076887 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000050 V   (+0.050 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.398 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.512 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 1.512 %   lato: positivo   coerenza: 81.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000067 V   (+0.067 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 2.409 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 2.489 %   coerenza regione 84.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 2.489 %   lato: positivo   coerenza: 84.4 %
CH2 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0023871387 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228760406 V
Offset CH1              : -0.000145646667 V
Offset CH2              : 0.000640336 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.539900804
Modulo CH2 / CH1        : -5.3537 dB
Fase CH2 - CH1          : -92.6570 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\002_20kHz_B.csv
Frequenza               : 20000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 24.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0644732847 Vpk   (0.128946569 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0446033814 Vpk   (0.0892067629 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.00119226159 Vpk   (-34.66 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000662719962 Vpk   (-36.56 dBc)
CH1 armonica 3          : 0.000190998182 Vpk   (-50.57 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000228567569 Vpk   (-45.81 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.872812 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.571693 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000030 V   (+0.030 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.484 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 0.0 %
CH1 compressione lato - : 1.817 %   coerenza regione 96.9 %
CH1 indice clipping     : 1.817 %   lato: negativo   coerenza: 96.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000068 V   (+0.068 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.530 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.511 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH2 indice clipping     : 0.511 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00229421615 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00221896 V
Offset CH1              : -1.00266667e-05 V
Offset CH2              : -0.000308153333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.691811835
Modulo CH2 / CH1        : -3.2002 dB
Fase CH2 - CH1          : -94.7656 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 3/30 - 30kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\003_30kHz_A.csv
Frequenza               : 30000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 36.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0590384981 Vpk   (0.118076996 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0472965462 Vpk   (0.0945930923 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000114719436 Vpk   (-54.23 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000906494714 Vpk   (-34.35 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.91539728e-05 Vpk   (-63.57 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.00012736676 Vpk   (-51.40 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.205319 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.935445 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000181 V   (+0.181 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.524 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.091 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.014 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.091 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000078 V   (+0.078 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.515 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 1.011 %   coerenza regione 78.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH2 indice clipping     : 1.011 %   lato: positivo   coerenza: 78.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225548959 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230097502 V
Offset CH1              : -0.000635328 V
Offset CH2              : -0.000829416 V
Rapporto CH2 / CH1      : 0.80111364
Modulo CH2 / CH1        : -1.9261 dB
Fase CH2 - CH1          : -93.3412 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\003_30kHz_B.csv
Frequenza               : 30000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 36.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0514177538 Vpk   (0.102835508 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0537738428 Vpk   (0.107547686 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000742411709 Vpk   (-36.81 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00060798117 Vpk   (-38.93 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.96179738e-05 Vpk   (-56.20 dBc)
CH2 armonica 3          : 0.000222307617 Vpk   (-47.67 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.452161 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 1.203838 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000079 V   (+0.079 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.059 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH1 compressione lato - : 0.559 %   coerenza regione 93.8 %
CH1 indice clipping     : 0.559 %   lato: negativo   coerenza: 93.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000051 V   (-0.051 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.197 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00236869717 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00240792425 V
Offset CH1              : -0.000154386667 V
Offset CH2              : -0.000128706667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.04582248
Modulo CH2 / CH1        : 0.3892 dB
Fase CH2 - CH1          : -95.8300 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 4/30 - 50kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\004_50kHz_A.csv
Frequenza               : 50000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 60.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.04084842 Vpk   (0.08169684 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0531799541 Vpk   (0.106359908 Vpp)
CH1 armonica 2          : 8.80908731e-05 Vpk   (-53.32 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000490325645 Vpk   (-40.71 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.89289873e-06 Vpk   (-72.32 dBc)
CH2 armonica 3          : 9.26824593e-05 Vpk   (-55.18 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.217009 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.938339 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000005 V   (-0.005 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 0.907 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.032 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.032 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000016 V   (-0.016 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.942 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.066 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.066 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00197935515 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00204381947 V
Offset CH1              : -0.000525810667 V
Offset CH2              : -0.00132657867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.30188522
Modulo CH2 / CH1        : 2.2915 dB
Fase CH2 - CH1          : -94.5719 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\004_50kHz_B.csv
Frequenza               : 50000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 60.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0317814077 Vpk   (0.0635628153 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0569470703 Vpk   (0.113894141 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000276731634 Vpk   (-41.20 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00043154046 Vpk   (-42.41 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.88982948e-06 Vpk   (-70.14 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.26559162e-05 Vpk   (-57.88 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.871290 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.768458 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000058 V   (-0.058 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.161 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 18.8 %
CH1 compressione lato - : 1.154 %   coerenza regione 78.1 %
CH1 indice clipping     : 1.154 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: -0.000069 V   (-0.069 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.922 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 28.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213796567 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00209213303 V
Offset CH1              : 0.000889124 V
Offset CH2              : -0.00037072 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.791836
Modulo CH2 / CH1        : 5.0660 dB
Fase CH2 - CH1          : -99.7655 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 5/30 - 80kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\005_80kHz_A.csv
Frequenza               : 80000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 96.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0331102812 Vpk   (0.0662205623 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0650575919 Vpk   (0.130115184 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000113075332 Vpk   (-49.33 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000451588296 Vpk   (-43.17 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.36761627e-05 Vpk   (-67.68 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.69119078e-05 Vpk   (-57.48 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.344000 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.706875 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000025 V   (-0.025 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.164 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.976 %   coerenza regione 90.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.976 %   lato: positivo   coerenza: 90.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000103 V   (+0.103 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.749 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211924936 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0020838272 V
Offset CH1              : -0.001154232 V
Offset CH2              : -0.000502709333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 1.96487585
Modulo CH2 / CH1        : 5.8667 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.1261 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\005_80kHz_B.csv
Frequenza               : 80000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 96.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0220781211 Vpk   (0.0441562422 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0667228024 Vpk   (0.133445605 Vpp)
CH1 armonica 2          : 0.000161370124 Vpk   (-42.72 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000415565487 Vpk   (-44.11 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.8343451e-06 Vpk   (-70.19 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.6624059e-05 Vpk   (-58.80 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.731560 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.633323 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000072 V   (+0.072 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.522 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 0.951 %   coerenza regione 78.1 %
CH1 indice clipping     : 0.951 %   lato: negativo   coerenza: 78.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza significativa
CH2 shift globale rimosso: +0.000069 V   (+0.069 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.790 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.567 %   coerenza regione 78.1 %
CH2 compressione lato - : 0.224 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.567 %   lato: positivo   coerenza: 78.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00208268496 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00222402677 V
Offset CH1              : 0.000217813333 V
Offset CH2              : -0.00057864 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.02212322
Modulo CH2 / CH1        : 9.6062 dB
Fase CH2 - CH1          : -106.6165 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 6/30 - 100kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\006_100kHz_A.csv
Frequenza               : 100000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 120.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0251094609 Vpk   (0.0502189218 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0588058984 Vpk   (0.117611797 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.78782618e-05 Vpk   (-59.09 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000269060334 Vpk   (-46.79 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.0297553e-05 Vpk   (-67.74 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.81425458e-05 Vpk   (-61.74 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.118359 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.464806 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000062 V   (-0.062 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.221 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.224 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 0.224 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000053 V   (-0.053 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.667 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0021300143 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213494876 V
Offset CH1              : 0.000748170667 V
Offset CH2              : 5.61413333e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.34198172
Modulo CH2 / CH1        : 7.3917 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.9698 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\006_100kHz_B.csv
Frequenza               : 100000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 120.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0151142062 Vpk   (0.0302284124 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.059463392 Vpk   (0.118926784 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.12348601e-05 Vpk   (-51.28 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000252175719 Vpk   (-47.45 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.88416976e-06 Vpk   (-64.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.49343589e-05 Vpk   (-62.43 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.279082 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.430766 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000109 V   (+0.109 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.082 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000115 V   (+0.115 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.858 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.323 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.323 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00207714629 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213214929 V
Offset CH1              : -2.09773333e-05 V
Offset CH2              : -0.000653256667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.93427159
Modulo CH2 / CH1        : 11.8973 dB
Fase CH2 - CH1          : -111.8374 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 7/30 - 120kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\007_120kHz_A.csv
Frequenza               : 120000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 144.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0198595897 Vpk   (0.0397191793 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0528761143 Vpk   (0.105752229 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.16015193e-05 Vpk   (-55.97 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000172568055 Vpk   (-49.73 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.03454802e-06 Vpk   (-73.84 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.51924188e-05 Vpk   (-66.44 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.160416 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.329822 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000011 V   (+0.011 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.575 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.654 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.690 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 0.690 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000012 V   (-0.012 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.719 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00226857388 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00229951847 V
Offset CH1              : 5.60146667e-05 V
Offset CH2              : -0.001620888 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.66249783
Modulo CH2 / CH1        : 8.5058 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.5040 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\007_120kHz_B.csv
Frequenza               : 120000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 144.000
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0106781884 Vpk   (0.0213563769 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0530659993 Vpk   (0.106131999 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.36274512e-05 Vpk   (-53.10 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000159679136 Vpk   (-50.43 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.98403842e-06 Vpk   (-61.50 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.35032553e-05 Vpk   (-58.44 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.236724 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.323829 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000062 V   (+0.062 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.813 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.083 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 1.474 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 1.474 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000021 V   (+0.021 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.963 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.002051809 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00219600374 V
Offset CH1              : -0.000278057333 V
Offset CH2              : -0.000127443333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 4.96956948
Modulo CH2 / CH1        : 13.9264 dB
Fase CH2 - CH1          : -117.8113 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 8/30 - 140kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\008_140kHz_A.csv
Frequenza               : 140000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 167.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0162653793 Vpk   (0.0325307586 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0476293778 Vpk   (0.0952587557 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.25523127e-05 Vpk   (-53.97 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000121003954 Vpk   (-51.90 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.30637704e-06 Vpk   (-65.84 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.72270549e-05 Vpk   (-68.83 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.206545 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.256615 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000087 V   (-0.087 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.923 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.045 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.045 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000113 V   (-0.113 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.750 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.483 %   coerenza regione 81.2 %
CH2 compressione lato - : 0.075 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.483 %   lato: positivo   coerenza: 81.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00212283854 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00215977463 V
Offset CH1              : 0.000231192 V
Offset CH2              : -0.000873901333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.92826727
Modulo CH2 / CH1        : 9.3322 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.8147 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\008_140kHz_B.csv
Frequenza               : 140000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 167.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00775146838 Vpk   (0.0155029368 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0474892231 Vpk   (0.0949784463 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.42563429e-05 Vpk   (-50.09 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.00010791976 Vpk   (-52.87 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.23167197e-06 Vpk   (-70.82 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.13129952e-05 Vpk   (-63.62 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.314247 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.236624 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000077 V   (+0.077 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.645 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000002 V   (+0.002 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.943 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00229835244 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00235298375 V
Offset CH1              : 0.000580545333 V
Offset CH2              : -0.00033614 V
Rapporto CH2 / CH1      : 6.12648092
Modulo CH2 / CH1        : 15.7442 dB
Fase CH2 - CH1          : -124.7122 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 9/30 - 160kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\009_160kHz_A.csv
Frequenza               : 160000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 191.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0196831799 Vpk   (0.0393663597 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0618986938 Vpk   (0.123797388 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.34048768e-05 Vpk   (-55.41 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000189783501 Vpk   (-50.27 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.24910415e-06 Vpk   (-67.55 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.93851958e-05 Vpk   (-63.93 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.174811 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.313136 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000060 V   (+0.060 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.670 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 0.793 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 0.793 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000050 V   (+0.050 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.566 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00193022489 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002011555 V
Offset CH1              : 0.000521696 V
Offset CH2              : -0.000780528 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.14475071
Modulo CH2 / CH1        : 9.9517 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.9205 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\009_160kHz_B.csv
Frequenza               : 160000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 191.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0082685311 Vpk   (0.0165370622 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0615149659 Vpk   (0.123029932 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.12052835e-05 Vpk   (-51.82 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000183823986 Vpk   (-50.49 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.07734944e-05 Vpk   (-57.70 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.5181923e-05 Vpk   (-60.94 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.287658 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.312002 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000162 V   (-0.162 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.764 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000181 V   (-0.181 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.935 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.016 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.016 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00209506838 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230302661 V
Offset CH1              : 0.000304256 V
Offset CH2              : 0.000852868 V
Rapporto CH2 / CH1      : 7.43964861
Modulo CH2 / CH1        : 17.4310 dB
Fase CH2 - CH1          : -133.0716 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 10/30 - 180kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\010_180kHz_A.csv
Frequenza               : 180000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 215.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0170515153 Vpk   (0.0341030306 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0563912564 Vpk   (0.112782513 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.07248673e-05 Vpk   (-52.44 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000135770505 Vpk   (-52.37 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.02328494e-05 Vpk   (-64.44 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.65273439e-05 Vpk   (-66.55 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.246258 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.245318 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000039 V   (+0.039 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.891 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 28.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000020 V   (-0.020 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.616 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.034 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.034 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00216561316 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00221219001 V
Offset CH1              : 0.000932762667 V
Offset CH2              : -6.6704e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.30711115
Modulo CH2 / CH1        : 10.3890 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.9064 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\010_180kHz_B.csv
Frequenza               : 180000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 215.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00631216279 Vpk   (0.0126243256 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0558572031 Vpk   (0.111714406 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.21370164e-05 Vpk   (-45.86 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000123176471 Vpk   (-53.13 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.44968272e-05 Vpk   (-52.78 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.59172463e-05 Vpk   (-66.67 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.558532 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.225349 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000128 V   (+0.128 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.616 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 1.807 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 indice clipping     : 1.807 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000075 V   (+0.075 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.702 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.036 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.036 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00219574177 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00216227749 V
Offset CH1              : 0.000768054667 V
Offset CH2              : -0.000696501333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 8.84913855
Modulo CH2 / CH1        : 18.9380 dB
Fase CH2 - CH1          : -142.8358 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 11/30 - 200kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\011_200kHz_A.csv
Frequenza               : 200000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 239.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0150540329 Vpk   (0.0301080657 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0516903951 Vpk   (0.10338079 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.05962118e-05 Vpk   (-53.84 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000110686223 Vpk   (-53.39 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.58479047e-06 Vpk   (-68.61 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.75477386e-05 Vpk   (-69.38 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.206601 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.216807 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000008 V   (+0.008 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.086 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.504 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 indice clipping     : 0.504 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000059 V   (+0.059 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.654 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.072 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.197 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.197 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00225745543 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00225605918 V
Offset CH1              : 0.000495992 V
Offset CH2              : -0.000728856 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.43365765
Modulo CH2 / CH1        : 10.7151 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.7206 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\011_200kHz_B.csv
Frequenza               : 200000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 239.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00501244754 Vpk   (0.0100248951 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0510876673 Vpk   (0.102175335 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.51021415e-05 Vpk   (-40.92 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.68705242e-05 Vpk   (-56.45 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.38596419e-06 Vpk   (-59.38 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.37747437e-05 Vpk   (-71.38 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.906196 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.152865 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000152 V   (+0.152 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 6.348 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 2.361 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 2.361 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000129 V   (+0.129 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.702 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.133 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.133 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00214200309 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213740337 V
Offset CH1              : 0.000213554667 V
Offset CH2              : -0.000703536 V
Rapporto CH2 / CH1      : 10.19216
Modulo CH2 / CH1        : 20.1653 dB
Fase CH2 - CH1          : -154.5232 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 12/30 - 220kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\012_220kHz_A.csv
Frequenza               : 220000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 263.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0134936935 Vpk   (0.0269873871 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0476704689 Vpk   (0.0953409378 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.93574144e-05 Vpk   (-56.87 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.4603708e-05 Vpk   (-56.11 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.45162585e-06 Vpk   (-63.09 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.23569508e-05 Vpk   (-71.73 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.159642 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.158631 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000049 V   (+0.049 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.058 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000018 V   (+0.018 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.717 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.132 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.132 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223043772 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00224344223 V
Offset CH1              : 0.000188709333 V
Offset CH2              : -0.00155488533 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.53279618
Modulo CH2 / CH1        : 10.9624 dB
Fase CH2 - CH1          : -97.4181 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\012_220kHz_B.csv
Frequenza               : 220000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 263.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00418044286 Vpk   (0.00836088571 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.047043568 Vpk   (0.094087136 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.36163322e-05 Vpk   (-39.63 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.51272719e-05 Vpk   (-55.93 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.42215225e-06 Vpk   (-52.94 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.08116809e-05 Vpk   (-67.08 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.067409 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.165712 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000163 V   (+0.163 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 7.126 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.182 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 3.999 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 3.999 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000030 V   (+0.030 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.779 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.083 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.016 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.083 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00220050138 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0021642655 V
Offset CH1              : 8.7728e-05 V
Offset CH2              : -0.000200554667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 11.2532499
Modulo CH2 / CH1        : 21.0256 dB
Fase CH2 - CH1          : -167.6439 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 13/30 - 240kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\013_240kHz_A.csv
Frequenza               : 240000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 287.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0122757551 Vpk   (0.0245515102 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0442345257 Vpk   (0.0884690515 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.52443445e-05 Vpk   (-58.12 dBc)
CH2 armonica 2          : 6.14459226e-05 Vpk   (-57.15 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.54573384e-06 Vpk   (-66.90 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.11867583e-05 Vpk   (-66.39 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.132145 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.146935 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000017 V   (+0.017 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.429 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.891 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 1.193 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 1.193 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000053 V   (-0.053 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.765 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 46.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00240656625 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00239901384 V
Offset CH1              : 0.000368269333 V
Offset CH2              : -0.001725744 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.60340568
Modulo CH2 / CH1        : 11.1343 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.9952 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\013_240kHz_B.csv
Frequenza               : 240000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 287.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00368464614 Vpk   (0.00736929228 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0435479207 Vpk   (0.0870958414 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.02450008e-05 Vpk   (-39.23 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.03240978e-05 Vpk   (-58.74 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.12116736e-06 Vpk   (-57.14 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.09189005e-05 Vpk   (-72.02 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.101043 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.118249 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000120 V   (+0.120 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 8.693 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 4.259 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 indice clipping     : 4.259 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: +0.000052 V   (+0.052 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.847 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.078 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.078 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00231481107 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00230569858 V
Offset CH1              : -0.000336026667 V
Offset CH2              : -0.000251261333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 11.8187525
Modulo CH2 / CH1        : 21.4514 dB
Fase CH2 - CH1          : 178.8094 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 14/30 - 260kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\014_260kHz_A.csv
Frequenza               : 260000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 311.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0113189244 Vpk   (0.0226378489 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0411830579 Vpk   (0.0823661158 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.47068896e-05 Vpk   (-57.73 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.47545972e-05 Vpk   (-57.53 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.17776895e-05 Vpk   (-59.65 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.82683225e-05 Vpk   (-67.06 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.166461 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.140159 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000041 V   (-0.041 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.601 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.921 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.893 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.921 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000011 V   (-0.011 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.849 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.019 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.047 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.047 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00189635232 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00193371649 V
Offset CH1              : 0.0007646 V
Offset CH2              : -0.000648944 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.63842502
Modulo CH2 / CH1        : 11.2183 dB
Fase CH2 - CH1          : -96.4606 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\014_260kHz_B.csv
Frequenza               : 260000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 311.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0034792596 Vpk   (0.00695851919 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0405195918 Vpk   (0.0810391836 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.79206323e-05 Vpk   (-39.25 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.1580043e-05 Vpk   (-59.78 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.07012972e-05 Vpk   (-50.24 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.5429375e-05 Vpk   (-68.39 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 1.132473 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.109454 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000043 V   (-0.043 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 8.890 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 6.529 %   coerenza regione 81.2 %
CH1 compressione lato - : 11.087 %   coerenza regione 100.0 %
CH1 indice clipping     : 11.087 %   lato: negativo   coerenza: 100.0 %
CH1 esito               : ALTO: forma globale compatibile con clipping/compressione
CH2 shift globale rimosso: -0.000091 V   (-0.091 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.798 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.130 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.130 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223521655 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00224500175 V
Offset CH1              : 0.000600809333 V
Offset CH2              : 7.90853333e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 11.6460387
Modulo CH2 / CH1        : 21.3236 dB
Fase CH2 - CH1          : 165.6151 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 15/30 - 280kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\015_280kHz_A.csv
Frequenza               : 280000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 335.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0159305233 Vpk   (0.0318610465 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0582804927 Vpk   (0.116560985 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.11267041e-05 Vpk   (-54.18 dBc)
CH2 armonica 2          : 0.000107838345 Vpk   (-54.65 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.79060387e-06 Vpk   (-70.44 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.72947081e-05 Vpk   (-70.55 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.197691 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.187398 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000031 V   (+0.031 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 1.885 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000027 V   (-0.027 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.625 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.152 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.152 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00221131702 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00232444761 V
Offset CH1              : 0.000846662667 V
Offset CH2              : 0.000209570667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.65841672
Modulo CH2 / CH1        : 11.2659 dB
Fase CH2 - CH1          : -95.8301 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\015_280kHz_B.csv
Frequenza               : 280000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 335.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00512608189 Vpk   (0.0102521638 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0572601084 Vpk   (0.114520217 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.01366717e-05 Vpk   (-42.12 dBc)
CH2 armonica 2          : 8.47667366e-05 Vpk   (-56.59 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.09938357e-05 Vpk   (-47.75 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.77234921e-05 Vpk   (-70.19 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.883631 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.151239 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000081 V   (+0.081 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.938 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.921 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 3.817 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 3.817 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000058 V   (+0.058 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.609 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223502273 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00227781813 V
Offset CH1              : 0.00105021733 V
Offset CH2              : -0.000577234667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 11.170346
Modulo CH2 / CH1        : 20.9613 dB
Fase CH2 - CH1          : 154.0686 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 16/30 - 300kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\016_300kHz_A.csv
Frequenza               : 300000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 359.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0149701757 Vpk   (0.0299403514 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0547619425 Vpk   (0.109523885 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.70600275e-05 Vpk   (-54.86 dBc)
CH2 armonica 2          : 8.00704186e-05 Vpk   (-56.70 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.59973394e-06 Vpk   (-67.11 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.75997994e-05 Vpk   (-69.86 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.186058 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.149706 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000020 V   (+0.020 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.153 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.894 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 0.517 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.894 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000019 V   (-0.019 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.592 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.002 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.071 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.071 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00223637166 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0022637449 V
Offset CH1              : 0.001018568 V
Offset CH2              : -0.000400157333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.65806946
Modulo CH2 / CH1        : 11.2650 dB
Fase CH2 - CH1          : -95.1404 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\016_300kHz_B.csv
Frequenza               : 300000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 359.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00514883766 Vpk   (0.0102976753 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0537620174 Vpk   (0.107524035 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.40848913e-05 Vpk   (-41.35 dBc)
CH2 armonica 2          : 7.38288444e-05 Vpk   (-57.24 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.4274116e-05 Vpk   (-51.14 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.76180057e-06 Vpk   (-75.76 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.899974 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.138289 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000153 V   (+0.153 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.792 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 compressione lato - : 2.350 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 2.350 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000059 V   (+0.059 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.605 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 43.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213242931 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00211980573 V
Offset CH1              : 0.000361716 V
Offset CH2              : -0.00112033867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 10.4415833
Modulo CH2 / CH1        : 20.3753 dB
Fase CH2 - CH1          : 144.2272 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 17/30 - 320kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\017_320kHz_A.csv
Frequenza               : 320000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 383.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0141690482 Vpk   (0.0283380965 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0516670116 Vpk   (0.103334023 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.85226958e-05 Vpk   (-53.92 dBc)
CH2 armonica 2          : 8.14061517e-05 Vpk   (-56.05 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.37955833e-06 Vpk   (-70.20 dBc)
CH2 armonica 3          : 6.27894158e-06 Vpk   (-78.31 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.203662 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.158027 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000043 V   (-0.043 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.106 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000036 V   (+0.036 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.605 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.116 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.313 %   coerenza regione 65.6 %
CH2 indice clipping     : 0.313 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00209833974 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00218243043 V
Offset CH1              : 3.36093333e-05 V
Offset CH2              : -0.000655066667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.64647016
Modulo CH2 / CH1        : 11.2375 dB
Fase CH2 - CH1          : -94.4003 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\017_320kHz_B.csv
Frequenza               : 320000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 383.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00530863663 Vpk   (0.0106172733 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0506440346 Vpk   (0.101288069 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.1273152e-05 Vpk   (-42.19 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.45943393e-05 Vpk   (-61.10 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.66651607e-06 Vpk   (-59.43 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.05079597e-06 Vpk   (-93.66 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.784765 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.088079 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000002 V   (-0.002 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.591 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 15.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 15.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000044 V   (-0.044 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.633 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00202929423 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00199963039 V
Offset CH1              : 0.000245686667 V
Offset CH2              : -0.000603298667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 9.53993239
Modulo CH2 / CH1        : 19.5909 dB
Fase CH2 - CH1          : 136.1658 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 18/30 - 350kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\018_350kHz_A.csv
Frequenza               : 350000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 419.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.013195919 Vpk   (0.0263918379 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0476302422 Vpk   (0.0952604844 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.7003398e-05 Vpk   (-57.80 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.5334859e-05 Vpk   (-60.43 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.08227213e-05 Vpk   (-61.72 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.63527677e-05 Vpk   (-69.29 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.152741 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.101184 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000085 V   (+0.085 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.395 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000020 V   (+0.020 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.700 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.058 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.049 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.058 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00216195707 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00226260169 V
Offset CH1              : 0.000557568 V
Offset CH2              : -0.000410821333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.60946762
Modulo CH2 / CH1        : 11.1489 dB
Fase CH2 - CH1          : -93.2597 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\018_350kHz_B.csv
Frequenza               : 350000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 419.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00554491884 Vpk   (0.0110898377 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0466067081 Vpk   (0.0932134163 Vpp)
CH1 armonica 2          : 4.24085828e-05 Vpk   (-42.33 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.5307401e-05 Vpk   (-58.51 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.86901039e-06 Vpk   (-69.45 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.22690361e-05 Vpk   (-71.59 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.765561 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.121553 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000089 V   (+0.089 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.214 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 1.919 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 indice clipping     : 1.919 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000042 V   (+0.042 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.726 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.188 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.188 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00215009674 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00218428557 V
Offset CH1              : 0.000108642667 V
Offset CH2              : -0.000529602667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 8.40530033
Modulo CH2 / CH1        : 18.4911 dB
Fase CH2 - CH1          : 127.0680 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 19/30 - 370kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\019_370kHz_A.csv
Frequenza               : 370000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 443.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0126678983 Vpk   (0.0253357966 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0452878836 Vpk   (0.0905757672 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.51034333e-05 Vpk   (-58.47 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.63329134e-05 Vpk   (-61.91 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.87817227e-06 Vpk   (-70.28 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.43469836e-05 Vpk   (-69.98 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.123094 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.086255 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000051 V   (+0.051 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.452 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.859 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.859 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000035 V   (+0.035 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.755 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.096 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.096 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00229409402 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228190873 V
Offset CH1              : 9.91466667e-06 V
Offset CH2              : -0.00128974667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.57501162
Modulo CH2 / CH1        : 11.0655 dB
Fase CH2 - CH1          : -92.4597 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\019_370kHz_B.csv
Frequenza               : 370000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 443.999
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00571179043 Vpk   (0.0114235809 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0442512442 Vpk   (0.0885024884 Vpp)
CH1 armonica 2          : 3.21895211e-05 Vpk   (-44.98 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.86548206e-05 Vpk   (-61.17 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.19120377e-05 Vpk   (-53.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.05863344e-06 Vpk   (-75.94 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.600913 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.088798 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000020 V   (+0.020 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.776 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.114 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 0.157 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 1.114 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000012 V   (+0.012 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.853 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.056 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.139 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.139 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00233055309 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00237669943 V
Offset CH1              : 0.000466770667 V
Offset CH2              : -0.000306362667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 7.74735081
Modulo CH2 / CH1        : 17.7831 dB
Fase CH2 - CH1          : 122.2034 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 20/30 - 400kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\020_400kHz_A.csv
Frequenza               : 400000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 479.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0120111552 Vpk   (0.0240223104 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0421520716 Vpk   (0.0843041432 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.06157486e-05 Vpk   (-61.07 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.36800236e-05 Vpk   (-59.69 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.16983306e-06 Vpk   (-63.35 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.57049686e-06 Vpk   (-77.58 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.111526 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.104464 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000070 V   (+0.070 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.530 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.092 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.092 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000024 V   (+0.024 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.822 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.486 %   coerenza regione 75.0 %
CH2 indice clipping     : 0.486 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza significativa
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00197183593 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002051823 V
Offset CH1              : 0.000419225333 V
Offset CH2              : -0.001276808 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.50941028
Modulo CH2 / CH1        : 10.9047 dB
Fase CH2 - CH1          : -91.1921 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\020_400kHz_B.csv
Frequenza               : 400000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 479.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00596488344 Vpk   (0.0119297669 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0411152601 Vpk   (0.0822305202 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.80384422e-05 Vpk   (-46.56 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.41000243e-05 Vpk   (-64.64 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.34401993e-06 Vpk   (-57.08 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.40412386e-05 Vpk   (-69.33 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.490431 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.067839 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000069 V   (-0.069 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.339 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 3.894 %   coerenza regione 78.1 %
CH1 compressione lato - : 0.668 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 3.894 %   lato: positivo   coerenza: 78.1 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: -0.000046 V   (-0.046 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.873 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.078 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.078 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00232935447 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00235981686 V
Offset CH1              : 0.000760550667 V
Offset CH2              : -0.00094304 V
Rapporto CH2 / CH1      : 6.89288576
Modulo CH2 / CH1        : 16.7680 dB
Fase CH2 - CH1          : 116.3507 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 21/30 - 430kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\021_430kHz_A.csv
Frequenza               : 430000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 515.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0114812287 Vpk   (0.0229624574 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0394490654 Vpk   (0.0788981307 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.20523847e-05 Vpk   (-59.58 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.67312376e-05 Vpk   (-60.62 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.14837329e-05 Vpk   (-60.00 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.69590692e-05 Vpk   (-67.33 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.144997 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.102556 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000187 V   (-0.187 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.876 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.753 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 compressione lato - : 1.515 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 1.515 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000230 V   (-0.230 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.943 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.115 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 compressione lato - : 0.006 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.115 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00224550299 V
RMS residuo fit CH2     : 0.0023069189 V
Offset CH1              : 0.000443752 V
Offset CH2              : -0.00145406933 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.43596199
Modulo CH2 / CH1        : 10.7210 dB
Fase CH2 - CH1          : -89.9190 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\021_430kHz_B.csv
Frequenza               : 430000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 515.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00618041699 Vpk   (0.012360834 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0384407206 Vpk   (0.0768814411 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.07472325e-05 Vpk   (-49.48 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.11026887e-05 Vpk   (-61.84 dBc)
CH1 armonica 3          : 7.90795802e-06 Vpk   (-57.86 dBc)
CH2 armonica 3          : 8.56992628e-06 Vpk   (-73.04 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.359251 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.083926 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000051 V   (+0.051 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.009 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 1.590 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 indice clipping     : 1.590 %   lato: negativo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000071 V   (-0.071 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.920 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.328 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.155 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.328 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00229079596 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00227903715 V
Offset CH1              : 0.00075152 V
Offset CH2              : -0.000461013333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 6.21976165
Modulo CH2 / CH1        : 15.8755 dB
Fase CH2 - CH1          : 111.6999 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 22/30 - 450kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\022_450kHz_A.csv
Frequenza               : 450000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 539.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0111909223 Vpk   (0.0223818447 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0378760115 Vpk   (0.0757520231 Vpp)
CH1 armonica 2          : 9.3874002e-06 Vpk   (-61.53 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.30945972e-05 Vpk   (-64.30 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.36651201e-05 Vpk   (-58.27 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.53505703e-06 Vpk   (-76.70 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.148146 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.062701 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000039 V   (-0.039 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.656 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.916 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.702 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 0.916 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000147 V   (-0.147 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.770 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00186407008 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00193837851 V
Offset CH1              : 0.000613590667 V
Offset CH2              : -0.00134284533 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.38452993
Modulo CH2 / CH1        : 10.5900 dB
Fase CH2 - CH1          : -89.0733 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\022_450kHz_B.csv
Frequenza               : 450000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 539.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00630980742 Vpk   (0.0126196148 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0368407444 Vpk   (0.0736814888 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.92577255e-05 Vpk   (-50.31 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.72872839e-05 Vpk   (-66.57 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.82585989e-06 Vpk   (-60.69 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.74649959e-06 Vpk   (-76.14 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.318863 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.049449 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000122 V   (+0.122 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.954 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 3.570 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 indice clipping     : 3.570 %   lato: negativo   coerenza: 75.0 %
CH1 esito               : ATTENZIONE: possibile inizio di compressione coerente
CH2 shift globale rimosso: +0.000019 V   (+0.019 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.901 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00226624888 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228880184 V
Offset CH1              : 0.000624052 V
Offset CH2              : -0.000454472 V
Rapporto CH2 / CH1      : 5.83864799
Modulo CH2 / CH1        : 15.3262 dB
Fase CH2 - CH1          : 109.1446 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 23/30 - 480kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\023_480kHz_A.csv
Frequenza               : 480000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 575.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0108090434 Vpk   (0.0216180868 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0357287837 Vpk   (0.0714575675 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.35904641e-05 Vpk   (-58.01 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.71644962e-05 Vpk   (-57.59 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.10870806e-05 Vpk   (-59.78 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.39613368e-06 Vpk   (-73.68 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.162264 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.133620 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000012 V   (+0.012 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.953 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.622 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 compressione lato - : 0.041 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 0.622 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000030 V   (-0.030 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.903 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.055 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.055 %   lato: negativo   coerenza: 56.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00201913344 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00209825594 V
Offset CH1              : 0.000424588 V
Offset CH2              : -0.000802448 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.30545288
Modulo CH2 / CH1        : 10.3846 dB
Fase CH2 - CH1          : -87.8130 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\023_480kHz_B.csv
Frequenza               : 480000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 575.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00648446863 Vpk   (0.0129689373 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0346899716 Vpk   (0.0693799432 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.9766788e-05 Vpk   (-50.32 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.93863329e-05 Vpk   (-65.05 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.17964626e-06 Vpk   (-60.42 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.6495469e-06 Vpk   (-79.56 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.319382 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.056866 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000044 V   (+0.044 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.803 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.553 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 compressione lato - : 1.701 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 2.553 %   lato: positivo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000044 V   (+0.044 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 0.970 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH2 compressione lato - : 0.512 %   coerenza regione 62.5 %
CH2 indice clipping     : 0.512 %   lato: negativo   coerenza: 62.5 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00213563246 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00215791379 V
Offset CH1              : 0.000203797333 V
Offset CH2              : 6.35066667e-05 V
Rapporto CH2 / CH1      : 5.3497015
Modulo CH2 / CH1        : 14.5666 dB
Fase CH2 - CH1          : 105.7608 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 24/30 - 500kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\024_500kHz_A.csv
Frequenza               : 500000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 599.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0105809585 Vpk   (0.021161917 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.034431122 Vpk   (0.068862244 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.54734634e-05 Vpk   (-56.70 dBc)
CH2 armonica 2          : 6.22030466e-05 Vpk   (-54.86 dBc)
CH1 armonica 3          : 8.63595464e-06 Vpk   (-61.76 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.30626927e-05 Vpk   (-68.42 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.167473 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.184600 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000102 V   (+0.102 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.549 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.041 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 compressione lato - : 0.522 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 2.041 %   lato: positivo   coerenza: 62.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000183 V   (+0.183 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.333 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 compressione lato - : 0.567 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 indice clipping     : 0.567 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00216788783 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00218009074 V
Offset CH1              : 0.000293366667 V
Offset CH2              : -0.000941192 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.25406455
Modulo CH2 / CH1        : 10.2485 dB
Fase CH2 - CH1          : -86.9500 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\024_500kHz_B.csv
Frequenza               : 500000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 599.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00657851346 Vpk   (0.0131570269 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0333906372 Vpk   (0.0667812744 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.23063495e-05 Vpk   (-49.39 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.42022122e-05 Vpk   (-59.79 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.33042422e-05 Vpk   (-49.01 dBc)
CH2 armonica 3          : 9.89458867e-06 Vpk   (-70.56 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.490373 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.106631 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000092 V   (+0.092 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 5.236 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.990 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 1.888 %   coerenza regione 75.0 %
CH1 indice clipping     : 1.990 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000134 V   (+0.134 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.183 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.0020202981 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00205656263 V
Offset CH1              : 0.00109743733 V
Offset CH2              : -0.000273778667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 5.07571162
Modulo CH2 / CH1        : 14.1099 dB
Fase CH2 - CH1          : 103.8428 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 25/30 - 530kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\025_530kHz_A.csv
Frequenza               : 530000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 635.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0102943345 Vpk   (0.020588669 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0326789367 Vpk   (0.0653578733 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.35762752e-05 Vpk   (-57.60 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.47636723e-05 Vpk   (-55.52 dBc)
CH1 armonica 3          : 9.51326217e-06 Vpk   (-60.69 dBc)
CH2 armonica 3          : 5.98580399e-06 Vpk   (-74.74 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.161036 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.168579 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000048 V   (-0.048 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.306 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 1.912 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 indice clipping     : 1.912 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000014 V   (-0.014 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.104 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 compressione lato - : 0.127 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 indice clipping     : 0.127 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00219590891 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217244517 V
Offset CH1              : 0.000734657333 V
Offset CH2              : -0.00121045067 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.17445841
Modulo CH2 / CH1        : 10.0334 dB
Fase CH2 - CH1          : -85.6684 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\025_530kHz_B.csv
Frequenza               : 530000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 635.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00673072827 Vpk   (0.0134614565 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0316114057 Vpk   (0.0632228113 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.32057219e-05 Vpk   (-49.25 dBc)
CH2 armonica 2          : 9.96901389e-06 Vpk   (-70.02 dBc)
CH1 armonica 3          : 4.92043464e-06 Vpk   (-62.72 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.41160969e-06 Vpk   (-82.35 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.352438 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.032446 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000108 V   (+0.108 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.588 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH1 compressione lato - : 0.637 %   coerenza regione 59.4 %
CH1 indice clipping     : 0.637 %   lato: negativo   coerenza: 59.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000029 V   (-0.029 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.150 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.622 %   coerenza regione 68.8 %
CH2 compressione lato - : 0.089 %   coerenza regione 56.2 %
CH2 indice clipping     : 0.622 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00207589416 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002088991 V
Offset CH1              : 5.58773333e-05 V
Offset CH2              : -0.00161476533 V
Rapporto CH2 / CH1      : 4.69658028
Modulo CH2 / CH1        : 13.4356 dB
Fase CH2 - CH1          : 101.2146 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 26/30 - 550kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\026_550kHz_A.csv
Frequenza               : 550000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 659.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0101276291 Vpk   (0.0202552581 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0315956536 Vpk   (0.0631913071 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.20494062e-05 Vpk   (-58.49 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.18058306e-05 Vpk   (-57.57 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.04554275e-05 Vpk   (-59.72 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.32572735e-06 Vpk   (-79.55 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.157521 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.132733 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000129 V   (-0.129 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 2.891 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000174 V   (-0.174 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.181 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.235 %   coerenza regione 59.4 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.235 %   lato: positivo   coerenza: 59.4 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00220400134 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00223818353 V
Offset CH1              : 0.000232953333 V
Offset CH2              : -0.00138591467 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.1197483
Modulo CH2 / CH1        : 9.8824 dB
Fase CH2 - CH1          : -84.8765 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\026_550kHz_B.csv
Frequenza               : 550000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 659.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00682451181 Vpk   (0.0136490236 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0305427608 Vpk   (0.0610855217 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.52606323e-05 Vpk   (-53.01 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.33446995e-06 Vpk   (-75.16 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.81155521e-05 Vpk   (-51.52 dBc)
CH2 armonica 3          : 3.30294662e-06 Vpk   (-79.32 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.347083 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.020542 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000059 V   (-0.059 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.219 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.676 %   coerenza regione 68.8 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 indice clipping     : 2.676 %   lato: positivo   coerenza: 68.8 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000042 V   (+0.042 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.032 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.359 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH2 indice clipping     : 0.359 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00210756896 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00214465103 V
Offset CH1              : -0.000317208 V
Offset CH2              : -0.00126991467 V
Rapporto CH2 / CH1      : 4.47544992
Modulo CH2 / CH1        : 13.0167 dB
Fase CH2 - CH1          : 99.6498 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 27/30 - 580kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\027_580kHz_A.csv
Frequenza               : 580000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 695.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00990998781 Vpk   (0.0198199756 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.030149536 Vpk   (0.0602990721 Vpp)
CH1 armonica 2          : 9.42965026e-06 Vpk   (-60.43 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.39012465e-05 Vpk   (-62.02 dBc)
CH1 armonica 3          : 6.44103295e-06 Vpk   (-63.74 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.35434073e-06 Vpk   (-76.81 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.115232 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.080580 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000005 V   (-0.005 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.183 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 28.1 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 28.1 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000027 V   (-0.027 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.102 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.179 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.179 %   lato: positivo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00202443936 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00209867271 V
Offset CH1              : 0.000123554667 V
Offset CH2              : -0.00149833333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.04233836
Modulo CH2 / CH1        : 9.6642 dB
Fase CH2 - CH1          : -83.6415 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\027_580kHz_B.csv
Frequenza               : 580000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 695.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00692444307 Vpk   (0.0138488861 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0290844457 Vpk   (0.0581688914 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.81486095e-05 Vpk   (-51.63 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.75883888e-06 Vpk   (-77.77 dBc)
CH1 armonica 3          : 3.41672169e-06 Vpk   (-66.14 dBc)
CH2 armonica 3          : 7.96497822e-06 Vpk   (-71.25 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.266699 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.030282 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000062 V   (+0.062 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.154 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.988 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.330 %   coerenza regione 62.5 %
CH1 indice clipping     : 0.988 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000034 V   (+0.034 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.137 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 31.2 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 31.2 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00238842704 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00237814953 V
Offset CH1              : 0.000433944 V
Offset CH2              : -0.00171685867 V
Rapporto CH2 / CH1      : 4.20025776
Modulo CH2 / CH1        : 12.4655 dB
Fase CH2 - CH1          : 97.4949 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 28/30 - 600kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\028_600kHz_A.csv
Frequenza               : 600000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 719.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00977599722 Vpk   (0.0195519944 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0292530678 Vpk   (0.0585061356 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.15961294e-05 Vpk   (-58.52 dBc)
CH2 armonica 2          : 2.05831811e-05 Vpk   (-63.05 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.4426366e-06 Vpk   (-76.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 2.15185913e-06 Vpk   (-82.67 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.119533 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.070746 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000199 V   (+0.199 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.292 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 34.4 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 34.4 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000134 V   (+0.134 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.123 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00216401497 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00217965963 V
Offset CH1              : -8.21853333e-05 V
Offset CH2              : -0.001016208 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.99233594
Modulo CH2 / CH1        : 9.5202 dB
Fase CH2 - CH1          : -82.8094 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\028_600kHz_B.csv
Frequenza               : 600000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 719.998
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00699479485 Vpk   (0.0139895897 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0281930886 Vpk   (0.0563861773 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.09090617e-05 Vpk   (-50.49 dBc)
CH2 armonica 2          : 3.24486468e-05 Vpk   (-58.78 dBc)
CH1 armonica 3          : 1.82474596e-05 Vpk   (-51.67 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.82712569e-05 Vpk   (-63.77 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.396748 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.132086 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: -0.000010 V   (-0.010 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.392 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 2.515 %   coerenza regione 71.9 %
CH1 compressione lato - : 1.362 %   coerenza regione 53.1 %
CH1 indice clipping     : 2.515 %   lato: positivo   coerenza: 71.9 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000042 V   (-0.042 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.178 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.590 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH2 indice clipping     : 0.590 %   lato: positivo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00229566768 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00242493951 V
Offset CH1              : 0.00115324267 V
Offset CH2              : -0.000237901333 V
Rapporto CH2 / CH1      : 4.0305812
Modulo CH2 / CH1        : 12.1074 dB
Fase CH2 - CH1          : 96.2357 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 29/30 - 650kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\029_650kHz_A.csv
Frequenza               : 650000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 779.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00948865976 Vpk   (0.0189773195 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0272813349 Vpk   (0.0545626697 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.06220734e-05 Vpk   (-59.02 dBc)
CH2 armonica 2          : 4.15626073e-05 Vpk   (-56.34 dBc)
CH1 armonica 3          : 5.23858898e-06 Vpk   (-65.16 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.03978261e-05 Vpk   (-68.38 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.124819 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.157043 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000106 V   (+0.106 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.059 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 25.0 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 46.9 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 25.0 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000038 V   (+0.038 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.358 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 21.9 %
CH2 compressione lato - : 0.140 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 indice clipping     : 0.140 %   lato: negativo   coerenza: 53.1 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00229151691 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00229673235 V
Offset CH1              : 0.000338869333 V
Offset CH2              : -0.001215752 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.87515156
Modulo CH2 / CH1        : 9.1732 dB
Fase CH2 - CH1          : -80.8349 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\029_650kHz_B.csv
Frequenza               : 650000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 779.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.00714303328 Vpk   (0.0142860666 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0261930522 Vpk   (0.0523861045 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.28775785e-05 Vpk   (-49.89 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.13742635e-05 Vpk   (-67.25 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.25087904e-05 Vpk   (-50.03 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.17678924e-05 Vpk   (-66.95 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.449306 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.062484 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000176 V   (+0.176 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.011 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.628 %   coerenza regione 56.2 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 indice clipping     : 0.628 %   lato: positivo   coerenza: 56.2 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: -0.000002 V   (-0.002 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.296 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH2 compressione lato - : 0.037 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 indice clipping     : 0.037 %   lato: negativo   coerenza: 50.0 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00211295649 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00228953277 V
Offset CH1              : 0.000970465333 V
Offset CH2              : 8.04533333e-06 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.66693689
Modulo CH2 / CH1        : 11.2861 dB
Fase CH2 - CH1          : 93.2743 deg


------------------------------------------------------------
PUNTO 30/30 - 700kHz
------------------------------------------------------------

[MISURA A]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\030_700kHz_A.csv
Frequenza               : 700000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 839.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0092664933 Vpk   (0.0185329866 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0255851759 Vpk   (0.0511703519 Vpp)
CH1 armonica 2          : 1.06444804e-05 Vpk   (-58.80 dBc)
CH2 armonica 2          : 5.87430253e-05 Vpk   (-52.78 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.43207724e-06 Vpk   (-71.62 dBc)
CH2 armonica 3          : 4.07965107e-06 Vpk   (-75.95 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.117831 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.230151 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000090 V   (+0.090 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 3.398 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 37.5 %
CH1 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH1 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 37.5 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000091 V   (+0.091 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.288 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.032 %   coerenza regione 53.1 %
CH2 compressione lato - : 0.715 %   coerenza regione 71.9 %
CH2 indice clipping     : 0.715 %   lato: negativo   coerenza: 71.9 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00204823496 V
RMS residuo fit CH2     : 0.00213282765 V
Offset CH1              : 0.000250697333 V
Offset CH2              : -0.001077168 V
Rapporto CH2 / CH1      : 2.76104187
Modulo CH2 / CH1        : 8.8215 dB
Fase CH2 - CH1          : -78.9421 deg

[MISURA B]
File                    : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\030_700kHz_B.csv
Frequenza               : 700000 Hz
Incremento temporale    : 4e-09 s
Modalita' lettura       : tutto il file
Campioni usati          : 300000
Durata analizzata       : 0.001199996 s
Cicli effettivi         : 839.997
Fit armonico            : ON
Armoniche nel fit       : 3 (fondamentale inclusa)
CH1 fondamentale        : 0.0072878886 Vpk   (0.0145757772 Vpp)
CH2 fondamentale        : 0.0244858845 Vpk   (0.048971769 Vpp)
CH1 armonica 2          : 2.28793752e-05 Vpk   (-50.06 dBc)
CH2 armonica 2          : 1.17735117e-05 Vpk   (-66.36 dBc)
CH1 armonica 3          : 2.43794838e-05 Vpk   (-49.51 dBc)
CH2 armonica 3          : 1.44224194e-05 Vpk   (-64.60 dBc)
THD CH1 (arm. incluse)  : 0.458760 %
THD CH2 (arm. incluse)  : 0.076035 %

Diagnostica GLOBALE clipping / VGEN eccessivo:
Metodo                  : ripiegamento in fase + mediana su tutti i cicli
CH1 shift globale rimosso: +0.000093 V   (+0.093 mV)
CH1 residuo coerente RMS : 4.033 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH1 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 43.8 %
CH1 compressione lato - : 1.207 %   coerenza regione 65.6 %
CH1 indice clipping     : 1.207 %   lato: negativo   coerenza: 65.6 %
CH1 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
CH2 shift globale rimosso: +0.000054 V   (+0.054 mV)
CH2 residuo coerente RMS : 1.112 % Vpk sull'intero periodo, dopo shift
CH2 compressione lato +  : 0.000 %   coerenza regione 50.0 %
CH2 compressione lato - : 0.000 %   coerenza regione 40.6 %
CH2 indice clipping     : 0.000 %   lato: simmetrico/entrambi   coerenza: 40.6 %
CH2 esito               : nessuna evidenza coerente - possibile rumore/spurie
Nota                    : lo shift verticale uniforme viene eliminato prima della diagnosi.
                          Nessuna decisione deriva da un singolo picco/campione.
                          H2/H3 e THD restano indicatori complementari.
RMS residuo fit CH1     : 0.00191102902 V
RMS residuo fit CH2     : 0.002124966 V
Offset CH1              : 0.00101725867 V
Offset CH2              : -0.000210638667 V
Rapporto CH2 / CH1      : 3.35980499
Modulo CH2 / CH1        : 10.5263 dB
Fase CH2 - CH1          : 90.6369 deg



RISULTATI ELABORATI A / B / FINALE
===============================================================================================================
      Freq  Modo       A dB      A fase       B dB      B fase    Final dB   Final fase   SPICE dB  SPICE fase   Delta dB  Delta deg
===============================================================================================================
     10kHz   A/B    -11.222     -90.888     -9.085     -93.380     -10.154      -92.134    -10.733     -90.000     +0.579     -2.134
     20kHz   A/B     -5.354     -92.657     -3.200     -94.766      -4.277      -93.711     -4.712     -90.000     +0.435     -3.711
     30kHz   A/B     -1.926     -93.341      0.389     -95.830      -0.768      -94.586     -1.190     -90.000     +0.422     -4.586
     50kHz   A/B      2.291     -94.572      5.066     -99.765       3.679      -97.169      3.247     -90.000     +0.432     -7.169
     80kHz   A/B      5.867     -96.126      9.606    -106.616       7.736     -101.371      7.329     -90.000     +0.407    -11.371
    100kHz   A/B      7.392     -96.970     11.897    -111.837       9.644     -104.404      9.267     -90.000     +0.377    -14.404
    120kHz   A/B      8.506     -97.504     13.926    -117.811      11.216     -107.658     10.851     -90.000     +0.365    -17.658
    140kHz   A/B      9.332     -97.815     15.744    -124.712      12.538     -111.263     12.190     -90.000     +0.348    -21.263
    160kHz   A/B      9.952     -97.921     17.431    -133.072      13.691     -115.496     13.350     -90.000     +0.342    -25.496
    180kHz   A/B     10.389     -97.906     18.938    -142.836      14.663     -120.371     14.373     -90.000     +0.291    -30.371
    200kHz   A/B     10.715     -97.721     20.165    -154.523      15.440     -126.122     15.288     -90.000     +0.152    -36.122
    220kHz   A/B     10.962     -97.418     21.026    -167.644      15.994     -132.531     16.116     -90.000     -0.122    -42.531
    240kHz   A/B     11.134     -96.995     21.451    -181.191      16.293     -139.093     16.871     -90.000     -0.579    -49.093
    260kHz   A/B     11.218     -96.461     21.324    -194.385      16.271     -145.423     17.567     -90.000     -1.296    -55.423
    280kHz   A/B     11.266     -95.830     20.961    -205.931      16.114     -150.881     18.210     -90.000     -2.097    -60.881
    300kHz   A/B     11.265     -95.140     20.375    -215.773      15.820     -155.457     18.810     -90.000     -2.989    -65.457
    320kHz   A/B     11.237     -94.400     19.591    -223.834      15.414     -159.117     19.370     -90.000     -3.956    -69.117
    350kHz   A/B     11.149     -93.260     18.491    -232.932      14.820     -163.096     20.149     -90.000     -5.329    -73.096
    370kHz   A/B     11.066     -92.460     17.783    -237.797      14.424     -165.128     20.631     -90.000     -6.207    -75.128
    400kHz   A/B     10.905     -91.192     16.768    -243.649      13.836     -167.421     21.308     -90.000     -7.472    -77.421
    430kHz   A/B     10.721     -89.919     15.875    -248.300      13.298     -169.110     21.937     -90.000     -8.638    -79.110
    450kHz   A/B     10.590     -89.073     15.326    -250.855      12.958     -169.964     22.331     -90.000     -9.373    -79.964
    480kHz   A/B     10.385     -87.813     14.567    -254.239      12.476     -171.026     22.892     -90.000    -10.416    -81.026
    500kHz   A/B     10.249     -86.950     14.110    -256.157      12.179     -171.554     23.247     -90.000    -11.067    -81.554
    530kHz   A/B     10.033     -85.668     13.436    -258.785      11.735     -172.227     23.753     -90.000    -12.018    -82.227
    550kHz   A/B      9.882     -84.876     13.017    -260.350      11.450     -172.613     24.074     -90.000    -12.625    -82.613
    580kHz   A/B      9.664     -83.641     12.466    -262.505      11.065     -173.073     24.536     -90.000    -13.471    -83.073
    600kHz   A/B      9.520     -82.809     12.107    -263.764      10.814     -173.287     24.830     -90.000    -14.016    -83.287
    650kHz   A/B      9.173     -80.835     11.286    -266.726      10.230     -173.780     25.525     -90.000    -15.296    -83.780
    700kHz   A/B      8.821     -78.942     10.526    -269.363       9.674     -174.153     26.169     -90.000    -16.495    -84.153
===============================================================================================================

Errore medio assoluto modulo : 5.254 dB
Errore medio assoluto fase   : 52.107 deg


DIAGNOSTICA GLOBALE CLIPPING / VGEN ECCESSIVO - RIEPILOGO
================================================================================================================================
      Freq    A CH1 %    coer%     RMS%    A CH2 %    coer%     RMS%    B CH1 %    coer%    B CH2 %    coer% Esito peggiore
================================================================================================================================
     10kHz      1.125     75.0    1.440      2.415     75.0    3.339      2.058    100.0      0.254     59.4 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
     20kHz      1.512     81.2    1.398      2.489     84.4    2.409      1.817     96.9      0.511     62.5 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
     30kHz      0.091     56.2    0.524      1.011     78.1    1.515      0.559     93.8      0.000     25.0 nessuna evidenza significativa
     50kHz      0.032     59.4    0.907      0.066     62.5    0.942      1.154     78.1      0.000     28.1 nessuna evidenza significativa
     80kHz      0.976     90.6    1.164      0.000     40.6    0.749      0.951     78.1      0.567     78.1 nessuna evidenza significativa
    100kHz      0.224     62.5    1.221      0.000     43.8    0.667      0.000     25.0      0.323     56.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    120kHz      0.690     62.5    1.575      0.000     43.8    0.719      1.474     68.8      0.000     37.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    140kHz      0.045     53.1    1.923      0.483     81.2    0.750      0.000     25.0      0.000     40.6 nessuna evidenza significativa
    160kHz      0.793     68.8    1.670      0.000     34.4    0.566      0.000     31.2      0.016     59.4 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    180kHz      0.000     28.1    1.891      0.034     62.5    0.616      1.807     71.9      0.036     56.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    200kHz      0.504     56.2    2.086      0.197     53.1    0.654      2.361     65.6      0.133     56.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    220kHz      0.000     37.5    2.058      0.132     59.4    0.717      3.999     68.8      0.083     56.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    240kHz      1.193     65.6    2.429      0.000     46.9    0.765      4.259     75.0      0.078     56.2 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
    260kHz      0.921     59.4    2.601      0.047     50.0    0.849     11.087    100.0      0.130     53.1 ALTO: clipping/compressione coerente
    280kHz      0.000     34.4    1.885      0.152     59.4    0.625      3.817     68.8      0.000     40.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    300kHz      0.894     65.6    2.153      0.071     59.4    0.592      2.350     68.8      0.000     43.8 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    320kHz      0.000     40.6    2.106      0.313     65.6    0.605      0.000     15.6      0.000     37.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    350kHz      0.000     37.5    2.395      0.058     56.2    0.700      1.919     71.9      0.188     62.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    370kHz      0.859     62.5    2.452      0.096     56.2    0.755      1.114     65.6      0.139     53.1 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    400kHz      0.092     53.1    2.530      0.486     75.0    0.822      3.894     78.1      0.078     56.2 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
    430kHz      1.515     62.5    2.876      0.115     62.5    0.943      1.590     68.8      0.328     68.8 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    450kHz      0.916     62.5    2.656      0.000     37.5    0.770      3.570     75.0      0.000     40.6 ATTENZIONE: possibile compressione coerente
    480kHz      0.622     53.1    2.953      0.055     56.2    0.903      2.553     65.6      0.512     62.5 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    500kHz      2.041     62.5    3.549      0.567     71.9    1.333      1.990     71.9      0.000     40.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    530kHz      1.912     71.9    3.306      0.127     59.4    1.104      0.637     59.4      0.622     68.8 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    550kHz      0.000     37.5    2.891      0.235     59.4    1.181      2.676     68.8      0.359     71.9 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    580kHz      0.000     28.1    3.183      0.179     50.0    1.102      0.988     56.2      0.000     31.2 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    600kHz      0.000     34.4    3.292      0.000     40.6    1.123      2.515     71.9      0.590     53.1 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    650kHz      0.000     25.0    3.059      0.140     53.1    1.358      0.628     56.2      0.037     50.0 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
    700kHz      0.000     37.5    3.398      0.715     71.9    1.288      1.207     65.6      0.000     40.6 nessuna deformazione globale sufficientemente coerente
================================================================================================================================
Interpretazione: il detector usa l'intera acquisizione ripiegata su molti cicli.
Nessun singolo picco o campione puo' da solo generare l'allarme clipping.
H2/H3, THD e residuo del fit restano diagnostiche complementari.


DIAGNOSTICA ASIMMETRIA A/B
================================================================================
      Freq       A dB       B dB    (A-B)/2      A fase      B fase     (A-B)/2
================================================================================
     10kHz    -11.222     -9.085     -1.069     -90.888     -93.380      +1.246
     20kHz     -5.354     -3.200     -1.077     -92.657     -94.766      +1.054
     30kHz     -1.926      0.389     -1.158     -93.341     -95.830      +1.244
     50kHz      2.291      5.066     -1.387     -94.572     -99.765      +2.597
     80kHz      5.867      9.606     -1.870     -96.126    -106.616      +5.245
    100kHz      7.392     11.897     -2.253     -96.970    -111.837      +7.434
    120kHz      8.506     13.926     -2.710     -97.504    -117.811     +10.154
    140kHz      9.332     15.744     -3.206     -97.815    -124.712     +13.449
    160kHz      9.952     17.431     -3.740     -97.921    -133.072     +17.576
    180kHz     10.389     18.938     -4.275     -97.906    -142.836     +22.465
    200kHz     10.715     20.165     -4.725     -97.721    -154.523     +28.401
    220kHz     10.962     21.026     -5.032     -97.418    -167.644     +35.113
    240kHz     11.134     21.451     -5.159     -96.995    -181.191     +42.098
    260kHz     11.218     21.324     -5.053     -96.461    -194.385     +48.962
    280kHz     11.266     20.961     -4.848     -95.830    -205.931     +55.051
    300kHz     11.265     20.375     -4.555     -95.140    -215.773     +60.316
    320kHz     11.237     19.591     -4.177     -94.400    -223.834     +64.717
    350kHz     11.149     18.491     -3.671     -93.260    -232.932     +69.836
    370kHz     11.066     17.783     -3.359     -92.460    -237.797     +72.668
    400kHz     10.905     16.768     -2.932     -91.192    -243.649     +76.229
    430kHz     10.721     15.875     -2.577     -89.919    -248.300     +79.191
    450kHz     10.590     15.326     -2.368     -89.073    -250.855     +80.891
    480kHz     10.385     14.567     -2.091     -87.813    -254.239     +83.213
    500kHz     10.249     14.110     -1.931     -86.950    -256.157     +84.604
    530kHz     10.033     13.436     -1.701     -85.668    -258.785     +86.559
    550kHz      9.882     13.017     -1.567     -84.876    -260.350     +87.737
    580kHz      9.664     12.466     -1.401     -83.641    -262.505     +89.432
    600kHz      9.520     12.107     -1.294     -82.809    -263.764     +90.477
    650kHz      9.173     11.286     -1.056     -80.835    -266.726     +92.945
    700kHz      8.821     10.526     -0.852     -78.942    -269.363     +95.210
================================================================================
Punti con doppia misura      : 30 / 30
Shift di branca applicato B  : +0 deg
Media |asimmetria modulo|    : 2.770 dB
Media |asimmetria fase|      : 50.204 deg


ZERO CROSSING DEL GRAFICO
=========================

Modulo LTspice, crossing 0 dB
   1) 34406.4489 Hz   (34.4064 kHz)

Modulo misura finale, crossing 0 dB
   1) 32768.53 Hz   (32.7685 kHz)

Fase LTspice, crossing 0 deg (unwrap)
  nessuno nella banda analizzata

Fase misura finale, crossing 0 deg (unwrap)
  nessuno nella banda analizzata


STIMA RAZIONALE POLI/ZERI DEL SISTEMA
====================================
Ordine scelto: 3 poli, 1 zeri

MISURA FINALE
---------------------------------------------
f_ref              : 83666.0027 Hz
RMS errore modulo  : 0.8376 dB
RMS errore fase    : 7.7006 deg

Poli stimati:
  p1  = +3.789692e+06 +0.000000e+00j rad/s   |p|/2pi = 603148 Hz   [RHP]
  p2  = -1.623475e+06 +1.041958e+06j rad/s   |p|/2pi = 307023 Hz   fd = 165833 Hz   [LHP]
  p3  = -1.623475e+06 -1.041958e+06j rad/s   |p|/2pi = 307023 Hz   fd = 165833 Hz   [LHP]

Zeri stimati:
  z1  = +3.783047e+04 +0.000000e+00j rad/s   |z|/2pi = 6020.91 Hz   [RHP]

LTspice nella banda misurata
---------------------------------------------
f_ref              : 83666.0027 Hz
RMS errore modulo  : 0.0000 dB
RMS errore fase    : 0.0000 deg

Poli stimati:
  p1  = -6.890312e+10 +0.000000e+00j rad/s   |p|/2pi = 1.09663e+10 Hz   [LHP]
  p2  = +3.445154e+10 +5.967184e+10j rad/s   |p|/2pi = 1.09663e+10 Hz   fd = 9.49707e+09 Hz   [RHP]
  p3  = +3.445154e+10 -5.967184e+10j rad/s   |p|/2pi = 1.09663e+10 Hz   fd = 9.49707e+09 Hz   [RHP]

Zeri stimati:
  z1  = -4.946867e-08 +0.000000e+00j rad/s   |z|/2pi = 7.87318e-09 Hz   [LHP]


FILE GENERATI
==============
Report completo          : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10kR-470pF_risultato.txt
Misure A                 : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10kR-470pF_misure_A.txt
Misure B                 : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10kR-470pF_misure_B.txt
Misure finali            : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10kR-470pF_misure_finali.txt
Grafico modulo           : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10kR-470pF_modulo.png
Grafico fase             : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10kR-470pF_fase.png
Grafico clipping         : D:\circuiti\analisi bode\banco_taratura\470pF-10k\output_bode_100pF_10k\Bode- partitore 10kR-470pF_clipping.png
